— 181 — 
Per verificare direttamente il movimento del piano di agata sul quale appoggia 
il coltello del pendolo, al prisma di ottone A (IX,1), EF(I,7) nel quale è incassato 
il parallelepipedo di agata, applicai mediante viti un rubustissimo braccio orizzontale 
di ferro BC (IX, 1,2) in direzione perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo, 
e alla estremità libera di detto braccio attaccai e feci scendere, entro un tubo cilin- 
drico di latta DE (IX, 1) terminato inferiormente in custodia parellelepipeda a pareti 
di vetro F, un pendolo filare CG costituito da una sferetta G, di ottone del peso di 
dieci grammi circa, attaccata all'estremità di un sottilissimo filo di seta non torta. 
Sopra un robusto travicello orizzontale (H, fig. 1, sezione meridiana; HH, fig. 3, proie- 
zione orizzontale) fissato saldamente nella muraglia in direzione est-ovest, stabilii oriz- 
zontalmente nel piano verticale del pendolo filare e dell'asse del pendolo a reversione 
un microscopio micrometrico I (IX, 1,3), il quale, entrando per un foro praticato nella 
parete settentrionale della custodia F, poteva venire così aggiustato da lasciar vedere 
con tutta precisione il filo del pendolo in proiezione sopra un fondo fortemente illu- 
minato da una lampada a gas situata nella direzione LM, i raggi della quale veni- 
vano rimandati dallo specchio L nella direzione LI dell'asse del microscopio (!). Con 
tale disposizione il supporto del microscopio, essendo fortemente connesso alla mura- 
glia, trovasi sottratto interamente all’azione del pendolo a reversione, mentre il pendolo 
filare è in condizione da tradire qualunque piccolo movimento orizzontale del piano 
di sospensione. 
Posta davanti al microscopio una scaletta incisa sul cristallo e divisa in decimi 
di millimetro, si trovò che, per portare il doppio filo del micrometro I dalla immagine 
di una divisione alla immagine della divisione immediatamente vicina, occorrono dee 
giri interi della vite micrometrica, per cui un 9270 della vite misura l’immagine di 
un oggetto avente il diametro di un ventesimo di millimetro, e poichè il tamburo 
della vite è diviso in sessanta eguali parti, ne viene che una particella della vite 
misura la immagine di un oggetto avente il diametro di 0,83. 
Siccome la distanza dell'asse del microscopio I dal punto di sospensione del pen- 
dolo filare è di circa wr metro, l'arco di un secondo a tale distanza è di microni 
4,85 e l'arco corrispondente ad urna particella del micrometro è di 0,17, mentre quello 
corrispondente ad «2 gir0 è circa 10”. Il filo di seta del pendolo risulta avere un 
diametro alquanto minore di ;; di millimetro. 
La mia prima ricerca sul pendolo filare fu la seguente. Essendo il pendolo 
filare presso che immobile (raramente si presenta assolutamente immobile in causa 
dei movimenti microsismici) misi in moto il pendolo a reversione e tosto osservai che 
anche il pendolo filare si mise in oscillazione, la cui ampiezza andò successivamente 
e progressivamente aumentando così che dopo pochi minuti giuuse a seffe od otto 
rivoluzioni, cioè a circa quattro decimi di millimetro divenendo in tal modo facil- 
mente visibile ad occhio nudo. 
(1) Il microscopio adoperato ha ingrandimento = 45 circa ed appartiene ad un vecchio alta- 
‘zimut di Repsold del 1839 posseduto da quest’Osservatorio. Con osservazioni speciali ho potuto accer- 
tarmi che tale microscopio permette di avvertire spostamenti corrispondenti a Jo=$ di giro e 
forse meno. 
