— Qu 
4) Confronto della distanza dei coltelli colla lunghezza della scala (da 10°.35"% 
a 10°.48": intervallo = 13"). 
5) Inversione del pendolo e pausa di mezz’ ora circa (36"). 
6) Confronto della distanza dei coltelli colla scala (da 11.24" a 118.37: 
intervallo = 13"). 
7) Osservazioni per determinare l'amplitudine e la durata di una oscillazione 
(da 11°.43% a 128.582: intervallo = 12.102). 
8) Confronto della distanza dei coltelli (da 122.58" a 138.9: intervallo = 11"). 
9) Determinazione del centro di gravità. 
Durata complessiva delle operazioni, comprese le pause, 6 ore e mezza. 
\ 
$S XXXIV. Osservazioni allo strumento dei passaggi 
per la determinazione del tempo. 
Lo strumento trasportabile dei passaggi adoperato in tali osservazioni è di Ertel 
ed è quello stesso che fu da me impiegato, prima in campagna di Lecce nel set- 
tembre 1874 per determinazioni di tempo e di latitudine, e poi nelle determinazioni 
di longitudine del 1875 fra Padova, Milano, Vienna e Napoli. A tale strumento si 
fanno da parecchi anni le osservazioni correnti di tempo in quest’Osservatorio. 
Fu evitato il calcolo della correzione per l'errore di collimazione, prendendo come 
tempo del passaggio al cerchio massimo istrumentale la media aritmetica dei pas- 
saggi osservati per i medesimi fili situati prima all’est (passaggio superiore) e poi 
coll’inversione trasportati all’ovest del cerchio massimo istrumentale. 
Si è cercato, per quanto fu possibile, di osservare ogni sera le medesime stelle 
e nelle medesime condizioni, importando principalmente di ottenere esatto l'andamento 
del pendolo e meno di conoscerne lo stato assoluto. 
I risultati delle osservazioni sono registrati nella Tabella 29?. 
In essa le cifre della 2* colonna esprimono ciascuna il numero dei fili osservati 
tanto in una posizione quanto nella posizione invertita dello strumento. Ogni incli- 
nazione registrata nella colonna 3% è la media ottenuta con due livellazioni, una 
immediatamente precedente, l’altra immediatamente susseguente l’osservazione del pas- 
saggio pel cerchio massimo istrumentale della stella indicata sulla medesima riga. 
La livelletta con serbatoio di compensazione è stata costruita dal sig. W. Reinisch 
di Vienna, e sostituisce la livelletta adoperata nelle precedenti operazioni rottasi 
accidentalmente. Il valore angolare di una sua particella in tempo = 05,09. — Gli 
elementi delle colonne 4% e 5* sono desunti dal Berliner Astronomisches Jahrbuch 
dell'anno rispettivo. Nella 6% colonna sono registrate le differenze fra l’ascensione 
retta e la media aritmetica dei passaggi osservati est ed ovest. — I numeri della 
colonna 7? sono calcolati mediante l'andamento approssimativo del pendolo quale risulta 
dai passaggi osservati della medesima stella in due sere diverse. — L’aberrazione 
diurna registrata nella colonna 8* fu calcolata colla formola -+ 05,021 cos L sec d 
consueta. — Le riduzioni al meridiano della colonna 11% sono calcolate cogli azimut 
istrumentali della tavoletta seguente : 
DO 
(or) 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Ser. 48. Vol, V°. 
