— 637 — 
fondo di coppale, e sopra questa, mentre era ancor fresca, fu avvolto un nastrino di 
seta in modo che la vernice penetrasse negli interstizi della seta; infine vi fu so- 
vrapposto ancora un'altro strato di vernice. In questa maniera trovai che le saldature 
erano perfettamente al riparo dal mercurio fino a tamperature di circa 300°. Le due 
estremità dell’ arco venivano immerse nei due calorimetri fino alla distanza di un 
centimetro circa dal fondo. Negli stessi calorimetri erano immerse anche le punte di 
una coppia termoelettrica di ferro-pakfong accuratamente studiata, la quale doveva 
servire a riconoscere la differenza di temperatura fra i due calorimettri. Questa coppia 
era rivestita di vernice isolante nel modo poc'anzi descritto. Fu posta cura perchè 
i fili componenti la coppia non si toccassero fra loro, nè toccassero il tubo. 
Nel circuito della coppia in istudio si trovava una pila idroelettrica, la quale 
dapprincipio era costituita di due Bunsen; ma si ottennero poi risultati più concor- 
danti adoperando una sola Bunsen. Oltre alla pila idroelettrica era inserito in questo 
circuito un reometro al quale era stata applicata una derivazione e che era stato 
graduato colla derivazione stessa. 
Nel circuito poi della coppia ferro-pakfong si trovava un galvanometro di Thomson 
a riflessione e graduato con cura. 
Il complesso dell'apparecchio si trova rappresentato nella fig. 1 della tavola an- 
nessa. Era necessario per queste esperienze il conoscere l'equivalente in acqua dei 
due calorimetri coi relativi accessori. Tale ricerca preseritava una certa difficoltà 
poichè non potevo fare la determinazione con esattezza immergendo in ciascun tubo 
un.dato peso di un corpo di noto calore specifico, a motivo della strettezza e della 
lunghezza del tubo stesso; non era neppure preciso nè molto pratico il metodo di 
lasciar cadere in un apposito calorimetro il tubo riscaldato già ad una data tempe- 
ratura, in modo che vi si immergesse fino al livello del mercurio. Nessun altro me- 
todo calorimetrico si prestava bene per ottenere con esattezza tale equivalente; e 
d'altra parte non avrei ottenuto una sufficiente precisione determinandolo col calcolo, 
poichè l'incertezza del calore specifico del rivestimento delle coppie termoelettriche avrebbe 
avuto una influenza molto sensibile sul risultato : attesa la piccola quantità di mercurio 
contenuta nei tubi. Perciò credetti preferibile ricorrere all’espediente che segue. Scelsi 
due tubi da saggio della stessa fabbrica e, per quanto fu possibile, uguali ai due che 
costituivano i calorimetri dell'apparecchio e li tagliai in modo che rimanessero lunghi 
soltanto cinque centimetri circa. Indi versai in ciascuno di essi del mercurio fino 
all'altezza di circa tre centimetri e nella 1% serie di esperienze immersi nell’uno le 
due estremità che chiamerò M, delle due coppie termoelettriche, e nella 2* serie di 
esperienze immersi nell'altro le due estremità N; per guisa che tali estremità giun- 
gessero fino alla distanza di un centimetro circa dal fondo; e in ogni asta feci poi 
un segno con inchiostro nel luogo fin dove arrîvava a toccarle il mercurio. Al di 
sopra di ciascun tubetto, veniva successivamente disposto un apposito sostegno, in 
cui si poteva collocare, quando si voleva, una stufa, la quale lasciasse cadere nel 
tubetto stesso un corpo riscaldato a temperatura conosciuta. La stufa era costituita 
da un doppio cilindro di latta, di cui lo spazio annulare conteneva dell’acqua da far 
bollire, e nello spazio interno era sospeso un filo di platino ripiegato più volte sopra 
se stesso, in modo da formare una specie di piccolo fascio alto quasi due centimetri. 
