— 639 — 
calore specifico del mercurio soffre una diminuzione piccolissima, quasi insensibile, 
crescendo la temperatura (!), mentre invece per gli altri metalli il calore specifico 
va aumentando con la temperatura. E poichè il peso del mercurio era quasi di 70 gr. 
in ogni tubo, mentre le parti immerse delle due coppie, erano generalmente poco 
più di 1 gr. sì poteva ammettere che la variazione negativa dell’equivalente in acqua 
.dovuta al mercurio e la positiva dovuta alla estremità delle coppie, si compensassero 
senza tema di commettere un errore che potesse raggiungere quelli d'osservazione. 
Non si poteva però dire altrettanto per il vetro: infatti uno dei due tubetti della 
lunghezza di 5 cm. pesava gr. 2,75 e l’altro gr. 2,67, e quindi l'equivalente in acqua 
del primo era di circa gr. 0,520, e quello del secondo di gr. 0,510 circa; ossia tali 
equivalenti erano più della sesta parte dell'’equivalente totale di ciascun calorimetro 
coi relativi accessori. 
Inoltre il calore specifico del vetro aumenta rapidamente al crescere della tem- 
peratura. Perciò ho creduto necessario alle diverse temperature di apportare la cor- 
rezione dovuta a questo cambiamento del calore specifico del vetro, ammettendo, senza 
pericolo di arrecare un errore sensibile, che il peso della porzione di tubo che veniva 
riscaldato nelle mie esperienze fosse di gr. 2,70 (media del peso dei due tubetti pre- 
cedenti), e che il calore necessario per riscaldare 1 grammo di vetro dai 16° a /° 
fosse dato dalla formola: 
q = 0,1866 (£ — 16) 
+ 183,6, 10-° (£ — 16)? 
quale fu determinata dal prof. Naccari (Memoria di prossima pubblicazione), poichè 
il vetro de’ miei tubetti era della stessa qualità di quello studiato dal prof. Naccari. 
La formola vale da 16° sino a 250°, ed io ho creduto di poterla anche esten- 
dere fino a 0°. 
Per fare buone misure calorimetriche bisognava ancora che la coppia termoelettrica 
fosse ben graduata, in modo da dare con esattezza la differenza di temperatura fra 
i due calorimetri. A tal uopo essa era stata precedentemente collocata]con le due 
estremità dentro due tubi contenenti petrolio, i quali pescavano alla loro volta in 
due palloni contenenti pure petrolio. Ciascun pallone aveva un agitatore, e ciascun 
tubo un agitatore e un termometro confrontato col termometro ad aria. Due fiamme 
collocate sotto ai palloni potevano portarli alle temperature che si desiderava. I fili 
estremi della coppia (lunghi più d'un metro) erano saldati a due grossi fili di rame, 
i quali erano congiunti al galvanometro di Thomson. Le saldature erano fortemente 
legate insieme, separate da un foglio di cautciù, e immerse in un recipiente di olio. 
Siccome però per queste misure e per alcune di quelle sull'effetto Peltier, il 
galvanometro era troppo sensibile, tantochè la sua scala di 700 divisioni non avrebbe 
bastato a contenere le deviazioni più grandi, fui costretto ad applicare una derivazione, 
in maniera che la differenza di 1 grado fra le temperature delle due congiunzioni 
della coppia dava nel galvanometro la deviazione di 108 divisioni della scala. Am- 
messo che le deviazioni d osservate nello strumento fossero legate alle temperature 
(1) Winkelmann, Pogg. Ann. CLIX, p. 152. — Naccari, Atti dell’Acc. delle scienze di Torino, 
vol. XXIII, p. 594, 
