— 644 — 
e immerse in un recipiente di olio, non era da temere l'influenza del calore radiato 
dall’apparecchio riscaldante sulle indicazioni dell’ istrumento termometrico. 
Coppia bismuto-piombo. 
La prima coppia che sottoposi allo studio fu quella di bismuto e piombo. 
Per costruirla aspirai in un tubetto di vetro curvato ad U del bismuto fuso; e 
dopo averlo lasciato raffreddare, scopersi le estremità dell’archetto metallico fino 
all'altezza di circa 4 cm., e saldai alle punte due fili di piombo, per modo che cia- 
scuna saldatura occupasse in lunghezza poco più che un millimetro. 
Indi ricopersi con la vernice e col nastro di seta le congiunzioni, e poi le asti- 
celle metalliche separatamente, affinchè il bismuto e il piombo non si toccassero pos- 
sibilmente che nella sola saldatura. 
Il bismuto era del più puro che fornisca la fabbrica Trommsdorff; quanto al 
piombo ho dovuto accontentarmi di fili che comunemente si trovano in commercio. 
Immersi poi in uno dei calorimetri di aiuto, di quelli, cioè che avevano l'altezza 
di 5 cm., la prima congiunzione M della coppia, fino a tuffarla per circa 2 cm. nel 
mercurio, e la segnai con un sottilissimo tratto d'inchiostro, nel punto dove arrivava 
il livello del mercurio. Immersi infine nello stesso calorimetro una delle saldature della 
coppia termometrica, usando le medesime precauzioni; mentre l’altra saldatura della 
stessa coppia era tuffata in un tubo contenente petrolio, il quale era collocato alla 
sua volta in un ampio recipiente pieno d’acqua: in questo tubo si trovava un termo- 
metro diviso in decimi di grado, per accertare se la temperatura vi si mantenesse 
costante. i 
Intanto nella stufa, dove i vapori dell'acqua bollente mantenevano la temperatura 
di 98°,8; era sospeso un filo di platino ripiegato su se stesso come si è detto di sopra, 
il cui peso era di 38"-,216. AI momento opportuno fu trasportata la stufa sopra il calo- 
rimetro, si fece discendere rapidamente il platino, e di nuovo si allontanò subito 
la stufa. 
La temperatura del calorimetro (computata mediante le letture fatte sulla scala 
del galvanometro) era nel momento dell’immersione uguale a 239,6. L'aumento di 
questa temperatura per effetto di tale immersione, avendo fatte le debite correzioni, 
risultò uguale a 2°,681. 
(Si noti che si prese come corrispondente al valore di un grado la deviazione 
di 108,6 divisioni sulla scala del galvanometro, come era risultato da parecchie espe- 
rienze eseguite a 25° circa). 
Perciò l'equivalente in acqua E del calorimetro cogli accessori era 
8,216 X 0,03243 X 752 
LI 2,681 
— 9er..925, 
avendo preso per calore specifico del platino 0,03243, quale fu determinato dal 
Regnault fra 0° e 100°. 
