— 645 — 
Nell'istessa maniera feci altre due determinazioni, e ottenni per equivalenti in 
acqua di questo calorimetro i valori: 28,919 e 28,938, i quali sono abbastanza 
concordanti col primo, ed ho assunto quindi come valore più esatto la media : 
E= 28.927. 
Ripetei le stesse operazioni per il secondo calorimetro, e il suo equivalente in acqua 
dalla media di quattro determinazioni risultò uguale ad 
H'—= 28.763 . 
Per renderlo uguale a quello dell'altro calorimetro vi aggiunsi una quantità di 
mercurio 
0,164 
È = 0,03332 
= 481,92, 
avendo attribuito al calore specifico del mercurio il valore 0,03332 trovato dal 
Regnault. 
Dopo ciò versai tutto il mercurio contenuto in questi piccoli calorimetri, rispetti- 
vamente nei due tubi dell'apparecchio pel fenomeno Peltier, ed ebbi cura di immer- 
gere quelle estremità delle coppie, che si trovavano nel primo calorimetro, nello stesso 
tubo in cui ne era stato versato il mercurio, e fino a che il livello del mercurio toc- 
casse i segni di inchiostro fatti sulle aste delle coppie medesime. Altrettanto feci per 
l’altro tubo. 
Indi lasciai passare la corrente generata da una Bunsen, nella coppia in istudio 
per venti minuti: leggendo di minuto in minuto le indicazioni del reometro che misu- 
rava l'intensità della corrente, e quelle del galvanometro Thomson; avendo avuto la 
cura di fare le letture sopra quest’ultimo strumento di minuto in minuto anche prima 
e dopo il passaggio della corrente per l'intervallo di 5 minuti, onde valutare la cor- 
rezione necessaria per la determinazione precisa dello spostamento della luce sulla 
scala. 
Feci così sei esperienze colla corrente in una direzione, e altre sei con la corrente 
nella direzione contraria. In questa prima serie di esperienze, nello spazio annulare della 
stufa sì trovava il ghiaccio. 
Nella seguente tabella sono riferiti i risultati delle determinazioni: la colonna 
indicata con N contiene i numeri d'ordine delle esperienze; quella indicata con £ le 
temperature (contate dallo zero ordinario) segnate dal termometro della stufa; quella 
indicata con 7 le intensità delle correnti che attraversava la coppia in istudio, valu- 
tate in unità del sistema (G.C.S); nella colonna 0 sono le differenze di temperatura 
prodotte fra i due calorimetri dal passaggio della corrente (a cui è sottinteso che furono 
arrecate le, dovute correzioni); e finalmente nella colonna V sono le differenze fra le 
quantità di calore sviluppate nei due calorimetri, e calcolate moltiplicando la diffe- 
renza 0 di temperatura per l'equivalente in acqua comune ai due calorimetri. 
Faccio presente, riguardo al valore di V, che avendo determinato l'equivalente 
in acqua dei calorimetri a circa 25°, ho arrecato all’equivalente medesimo la correzione 
dovuta al mutamento del calore specifico del vetro, per le diverse temperature. 
