— VO — 
calcolate colla (37) non eccedono mai le quattrocento unità della 7* decimale. Biso- 
gnerebbe perciò che quel coefficiente fosse errato per del suo ammontare, affinchè 
300 
l'errore della correzione arrivasse nel caso più sfavorevole a mezza unità della 7. Un 
tale errore del coefficiente vorrebbe dire un errore in s, — ss di 800° cioè di quasi 
mezzo millimetro, la qual cosa non è certamente ammissibile (!). 
Fra i due valori della durata ottenuti nelle due epoche passa la differenza : 
Durata di Agosto 1885 — durata di Febbraio 1886 = + 0%,0001348, 
la quale, supposto che provenga unicamente dalla differenza di temperatura delle due 
epoche 239,47 — 89,90 == 149,57, potrebbe servire a ridurre la durata dell’oscillazione 
alla temperatura <e70. Dà anche un valore pel coefficiente y di dilatazione del pen- 
dolo, cioè : 
i o 0,0001348 
Vi le n 
14,57 
Vedremo nel S XLVII che questo coefficiente concorda quasi esattamente con quello 
che si deduce per via da questa affatto indipendente. 
— 0,000 018 50.4. 
S XLVI. Misura della differenza fra la distanza dei coltelli del pendolo 
Ì e la lunghezza della scala A . 
Eseguito con cura nel corso della giornata l’aggiustamento dello strumento ed 
accertatomi che tutto era disposto opportunamente io passava ad eseguire le necessarie 
misure con un ordine prestabilito, il quale fu alcun poco diverso nei due periodi di 
osservazione. 
(1) A solo scopo d'informazione, non perchè ve ne sia bisogno nelle riduzioni, riferisco le altezze 
barometriche ridotte a zero osservate alle 9 pom. nelle sere di osservazione. 
Agosto 1885 Barometro a zero Febbraio 1886 Barometro a zero 
mm mm 
5) 758.4 7 767.8 
GS 759.9 776.0 
19 755.9 9 773.0 
20 757.2 16 760.6 
21 7544 7 761.2 
23 754.9 18 761.5 
24 757.8 23 764.4 
25 760.7 24 764.4 
26 761.3 Media 766.1 
277 759.2 
Media 758.0 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MemorIE — Ser. 43, Vol. V°. 92 
\ 
