a — 
quello F_l'anulare della mano destra, quando l'apparecchio ha la posizione in cui venne 
disegnato nella figura 1. 
Nello spazio che rimane libero fra i morsetti E F si muove il dito medio al 
quale si attacca una funicella che fa scorrere l'apparecchio registratore. 
Per dare una posizione comoda al braccio che lavora, mi sono accorto che non 
bisogna tenerlo in supinazione, ma in leggera pronazione. La piattaforma perciò l'ho 
inclinata di circa 30° verso il lato interno, ed è leggermente sollevata dal gomito 
verso l'estremità della mano di circa due o tre centimetri. Queste due inclinazioni 
ci obbligano a cambiare la posizione del sostegno quando si lavora col braccio destro, 
o col sinistro: a tale scopo la piattaforma ha di dietro un solo piede G fatto 
da un pezzo cilindrico di metallo sul quale poggia l'apparecchio e davanti vi sono 
due piedi, uno I lungo 5 cent. e l’altro H lungo 12. Questi due piedi sono riuniti 
da una lastra di ferro trasversale, che nella figura non si vede perchè sta sulla 
superficie inferiore della piattaforma. Nel mezzo questa lastra ha una vite di pressione 
che permette di farla girare portando il piede più basso ora da un lato e ora dall'altro 
della piattaforma, cambiando così la sua inclinazione, ora a destra e ora a sinistra, 
secondo la mano sulla quale vuole studiarsi la curva della fatica. 
La seconda parte dell'apparecchio è il corsoio registratore fig. 2. 
INIL AEIULT II 
Fra. 2. — Corsojo registratore dell’ergografo, 
