— 419 + 
SII 
Descrizione del ponometro. 
Ciascuno conosce per propria esperienza che quando ripetiamo molte volte il mede- 
simo esercizio muscolare, è molto diverso lo sforzo delle prime contrazioni e quello delle 
ultime, quando cominciamo ad essere stanchi. Anche lavorando coll’ergografo si sente 
come se il peso diventasse sempre più grave, e colla fatica cresce l’intensità dell'ecci- 
tamento nervoso, e questo si diffonde anche ad altri muscoli che non dovrebbero 
entrare in funzione. I primi a contrarsi sono i muscoli della faccia, poi vi si asso- 
ciano quelli delle estremità e del tronco. La circolazione si altera insieme al re- 
spiro, e la secrezione del sudore diviene abbondante. Ho cercato di scrivere la curva 
colla quale cresce lo sforzo nervoso a misura che aumenta la fatica, ed ecco come 
vi sono riuscito. L'apparecchio al quale diedi il nome di porometro (!), 0 misura- 
tore della fatica, è rappresentato dalla fig. 13. Esso consta di una piattaforma A B 
e 
TAI 
=== 
Fi. 15. — Ponometro. 
di ferro lunga 40 centim. e larga 11 dello spessore di 1 centimetro. Nel mezzo sta 
fissa.una colonna metallica. C che termina a forchetta e sostiene una spranga di 
acciaio D E che si muove su di un fulero in C, come il giogo di una bilancia, for- 
mando una leva di prima specie. L’estremità E di questa spranga di acciaio, porta 
un peso H di quattro chilogrammi, che può farsi scorrere sulla spranga E D e fissarlo 
per mezzo di una vite laterale nel punto che si vuole. 
. (3) Ponometro da 7zrovéw mi sforzo e 7007 misura 
