Sulla latitudine del R. Osservatorio del Campidoglio 
Memoria II del Prof. L. RESPIGHI, 
letta nella seduta del 7 maggio 1876. 
La latitudine del R. Osservatorio del Campidoglio venne già determinata per 
mezzo di numerose ed accurate serie di osservazioni, da me fatte negli anni 1866 
e 1867 sulle distanze zenitali meridiane di molte stelle fondamentali e della polare; 
e l’ esposizione di questa operazione e dei risultati ottenuti faceva oggetto della mia 
Memoria — Sulla latitudine dell’ Osservatorio della Romana Università sul Campi- 
doglio — pubblicata nel tomo XXI degli Atti dell’ Accademia P. de’ Nuovi Lincei 
nel 1868. 
Lo strumento usato in queste osservazioni è il Circolo Meridiano di Ertel, già 
descritto dal Prof. Don Tgnazio Calandrelli nella sua Memoria — Descrizione scienti- 
fica del Circolo Meridiano del R. Osservatorio della Università; Roma, Tip. delle 
Belle Arti 1855 — strumento fornito di due circoli graduati di 2° in 2’, sui quali 
con 4 microscopî possono valutarsi gli archi sino ai decimi di secondo. 
Allo scopo di ottenere il valore della latitudine con tutta la desiderabile appros- 
simazione, mentre estesi le osservazioni ad un numero notevole di stelle fondamentali, 
cioè 88 stelle, onde nel risultato medio si avesse ragione di ritenere convenientemente 
compensati i piccoli errori ancora possibili nelle loro declinazioni, cercai inoltre di 
combinare le osservazioni in guisa da procurare nel miglior modo possibile il compenso 
degli errori accidentali e sistematici inevitabili in queste osservazioni. 
Ad evitare le incertezze della rifrazione furono scelte le stelle culminanti a di- 
stanza non maggiore di 40°, e in modo che riescissero distribuite in posizioni pros- 
simamente simmetriche rispetto al zenit; cosicchè osservando queste stelle tanto diret- 
tamente che per riflessione si otteneva il vantaggio di eliminare, nel medio generale 
dei parziali valori ottenuti per la latitudine, l'influenza della flessione del cannocchiale 
e degli errori sistematici della graduazione del circolo. 
A maggiore conferma dell’ esattezza del valore della latitudine si sono fatte serie 
distinte di osservazioni con entrambi i circoli graduati, ed anche spostando il circolo 
rispetto all’asse del cannocchiale, girandolo di 45° in 45°. 
Il conveniente accordo nei risultati ottenuti dalle varie serie di osservazioni, 
mentre confermava la sicurezza del metodo di osservazione, mostrava poi manifesta- 
mente che il valore, conchiuso per la nostra latitudine dal medio generale, poteva ritenersi 
come meritevole di piena fiducia, tale cioè da non dover ricevere da ulteriori ricerche 
sensibili correzioni. 
