— VII — 
è provveduta di piccoli usci che permettono di renderne libera o di chiuderne quella 
porzione che si vuole. Dal lato opposto all’apertura verticale vi ha una piccola feri- 
toia, che permette di osservare le stelle Polari senza che sia necessario per questo 
far fare alla cupola un mezzo giro, quando l’apertura verticale (come d’ordinario) 
è rivolta verso il Sud. Tutta la cupola gira sopra otto ruote, i cui sostegni sono 
fissati alla parte superiore del muro della torre, e si fa muovere per mezzo di un 
sistema di ruote dentate. 
ARTICOLO II 
Metodo delle osservazioni. 
Durante i primi due anni di osservazione io mi era fissato come regola inva- 
riabile, che ogni misura di posizione dovesse constare di quattro stime, e che ogni 
distanza dovesse risultare da quattro misure del doppio di essa distanza, prese alter- 
natamente nel senso ascendente e nel senso discendente della vite micrometrica. 
Negli anni 1864 e 1865 avendo riconosciuto, che vi era poco vantaggio a moltiplicare 
le misure nel medesimo giorno, e che era più vantaggioso aumentare i giorni di 
osservazione, ridussi ciascuna misura a dipendere per lo più da due sole stime della 
posizione, e da due misure della doppia distanza, riservando l’operazione quadrupla 
a certe coppie più difficili, ed ai casi in cui vi era poca concordanza fra i dati di 
una medesima osservazione. Nei registri degli anni posteriori quasi invariabilmente 
le distanze sono fondate sopra due misure della distanza doppia, gli angoli di posi- 
zione sono fondati ora sopra due, ora sopra quattro stime, secondo che sembrava 
opportuno. Sempre ho avuto per regola fissa di misurare prima l’angolo, poi di girare 
il micrometro di 90° e di procedere alla misura della distanza. Un'altra regola fissa 
che mi sono imposta nel misurare gli angoli, è di prenderne possibilmente un numero 
pari di misure, dando al circolo di posizione del micrometro alternatamente il mo- 
vimento nei due sensi, in guisa da arrivare alla direzione definitiva una volta par- 
tendo da destra e la volta consecutiva partendo da sinistra. Ecco la ragione di questa 
pratica. 
Alle cause, giù abbastanza numerose, di errore nella misura degli angoli di 
posizione, io devo aggiungerne (almeno per me individualmente) una nuova, di cui 
nessuno ancora si è lamentato, per quanto è a mia cognizione. Questo nuovo errore 
consiste nella differenza che ho assai spesso notato esistere fra i valori di un me- 
desimo angolo, secondo la direzione del moto di rotazione impresso al circolo di 
posizione per condurre i fili al parallelismo colla linea di giunzione delle due stelle. 
Molte volte mi è infatti avvenuto, che un parallelismo, giudicato prima soddisfa- 
cente, risultava in ultima analisi realmente in difetto dalla parte da cui sì era 
cominciato il moto di rotazione del micrometro. Ecco di ciò tre esempi, presi in 
coppie di diversa composizione. 
