— XV — 
passaggi essendo inevitabilmente soggette ad errori, era necessario avvisare a qualche 
mezzo di controllo, sopratutto per le sezioni di minore lunghezza. Nel 1864 imma- 
ginai un artifizio, che ignoro se sia stato già impiegato da altri. Ho pensato di attac- 
care al diaframma dei fili fissi una coppia di fili paralleli fra di loro, e distanti fra 
loro d’un intervallo pochissimo differente da una rivoluzione del micrometro. Questa 
coppia di fili, che io chiamo un Tipo, essendo invariabile, basta presentarlo succes- 
sivamente davanti ad ogni rivoluzione della vite, e misurarne l’estensione colla vite 
mierometrica, per derivarne subito il rapporto fra le diverse rivoluzioni. Ma la vite 
che serve a trasportare il suddetto diaframma essendo troppo corta per presentare 
un solo e identico tipo davanti a tutte e 50 le rivoluzioni ed essendo pure neces- 
sario di non ingombrare il campo dove si fanno le misure micrometriche, fui obbli- 
gato a mettere due tipi press’ a poco uguali ad una certa distanza dal filo centrale : 
l’uno di essi doveva servire a misurare le prime 25 rivoluzioni, l’altro le 25 rima- 
nenti. Gli intervalli di questi due tipi sono rispettivamente 20”7 e 213 e diffe- 
riscono poco dal valor medio di una rivoluzione, che è 2109. 
Per fare la comparazione d’un tipo colle singole rivoluzioni ho impiegato la 
massima amplificazione, che è di 670. Ho condotto il filo micrometrico quasi sin 
al contatto col primo dei due fili del tipo, lasciando fra loro un debolissimo fila- 
mento di luce: poi ho fatto lo stesso dall’altra parte, e le stesse operazioni ho ripe- 
tuto col secondo filo del tipo. La differenza delle due letture medie corrispondenti 
ai due fili del tipo darà l’estensione di questo in parti di quella rivoluzione della 
vite micrometrica, che si vuol esaminare. 
Essendo riuscito a disporre questi tipi, mi proposi di fare con essi le operazioni 
seguenti: 1° Misura individuale di ciascuna delle 50 rivoluzioni, per riconoscere se 
qualcuna presenta una discordanza considerabile rispetto all'andamento generale delle 
altre: 2° Misura individuale di tutte le sezioni di 5 rivoluzioni: 3° Serie di misure 
sopra le 10 rivoluzioni centrali, per determinare il valore reale di ciascuna, pren- 
dendo per base il valore ‘della loro somma. 
La misura individuale di ciascuna delle 50 rivoluzioni, fatta sei volte per ciascuna 
(tre volte col movimento positivo e tre volte col movimento negativo della vite) ha 
provato che nessuna rivoluzione presenta una discordanza considerevole e subitanea, 
e che le differenze procedono abbastanza regolarmente in un medesimo senso. (Vedi 
tabella D in fine di questo articolo). Per questa operazione ho combinato le misure 
dei tipi coi valori delle due metà della scala determinate direttamente in cielo per 
mezzo dei passaggi di d Ursae minoris, e colle misure delle sezioni di cinque rivo- 
luzioni prese sopra una mira terrestre, di cui parlerò in seguito. Ecco i valori delle 
due metà della scala: 
0° — 95° passaggi di d Ursae minoris... 526846 =0"189 
mira, somma di 5 sezioni .-... 527.081 = 0.226 
ob: _ 805 passaggi di d Ursae minoris ... 527.766 = 0.294 
‘( mira, somma di 5 sezioni ..... 527.042 = 0.227 
I valori delle singole rivoluzioni (meno le dieci centrali, che ho misurato a parte) 
determinate in queato modo, sono date nella tabella D al fine di questo artioolo. 
Per determinare le sezioni di 5 rivoluzioni ho impiegato anche le due metà 
