— XXVI — 
TaBeLLa G. Prendendo per ogni quadrante la media dei due valori corrispon- 
denti al moto positivo e al moto negativo della vite, si hanno i seguenti risultati, 
a lato dei quali si aggiungono le differenze di ciascuno rispetto al valore comune 
che tutti dovrebbero avere, cioè 5271. 
| DIFFERENZE DALLA MEDIA 5271 
SERIE 1° quad. | 2° quad. | 3° qual. | 4° quad. | _ ss — 
| | 1° quad. | 2° quad. | 3° quad. | 4° quad. 
i = [—T ——_—_m 
I | 5884 | 5210 | 57331| 5/148| +0”113 | —0”052 | +0”060 | —0/123 
II 5.214 0.429 5.215 5.225 || — 0.057 | +0.158 | — 0.056 | — 0.046 
III 5.329 5.225 5.953 3.176 || +0.058 | — 0.046 | + 0.082 | — 0.095 
TV 9.355 5.263 5.292 5.172 || + 0.084 | — 0.008 | + 0.021 | — 0.099 
V | 0.247 0.909 5.221 5.256 | — 0.024 | + 0.088 | — 0.050 | — 0.015 
VI || 5.286 5.227 5.269 5.951 || — 0.035 | — 0.044 | — 0.002 | 4+-0.080 
VII || 5.154 0.378 5.220 5.321 || — 0.107 | + 0.107 | — 0.051 | + 0.050. | 
Media di || 5216 | 5800 | 57272 || 51233 | +0/005 | +0029 | +o”001 | —o"038. 
tutte le serie Aa È | 
ADDIZIONE DEGLI EDITORI 
Forse la causa delle ineguaglianze periodiche incontrate da Dembowski nel suo micrometro è 
diversa da tutte quelle da lui supposte, Infatti nel moto direlto della vite deve nascere un errore perio- 
dico tutte le volte che il piccolo piano d’agata o d’acciajo (a cui la vite si appoggia immediatamente 
nei micrometri di Merz) non è esattamente perpendicolare all'asse di rotazione della vite stessa. 
L'estremo della vite che forma contatto col piano in questione non è una punta, ma bensi una super- 
ficie di poca convessità, affinchè la pressione non generi alcuna cavità sensibile nel detto piano. Se 
dunque il piano è obliquo, il contatto non si farà sempre nel medesimo punto di esso, ma descriverà un 
piccolo circolo, l'appoggio avrà un moto periodico nel senso della lunghezza, e nascerà un errore della 
forma trovata dall’Autore. Che realmente qualche cosa di simile sia avvenuto nel micometro di Dem- 
bowski lo si vede dalla Tabella E prendendo i medì fra il 1° e il 3° quadrante,e comparandoli coi medì 
fra il 2° ed il 4°: si ha allora, per è movimento positivo, 
109 + 80 2Q + 4Q 
2 RC Diff. 
Serie I 5 Lyrae 51.259 51.282 + 0".023 
URTI ni 5. 267 5. 270 + 0. 008 
— II Mira 5. 244 5. 308 + 0. 064 
— IVA n o. 210 5. 332 +0. 122 
MV 5. 246 O. 295 + 0. 049 
— VI vu Draoonis 5. 276 5. 266 — 0: 010 È 
— VII MM ipo 5. 262 5. 281 +0. 019 
dove risulta un'ottimo accordo, mentre nei singoli quadranti s'incontrano differenze che arrivano 
fino a 0.5. 
Il movimento retrogrado della vite nei micrometri di Merz non si dovrebbe propriamente mai 
impiegare , perchè in esso succedono contatti fra superficie che possono esser modificate da particelle 
di polvere, da olio condensato ece.: inoltre si diventa dipendenti dall’elasticità della molla, che po- 
trebbe esser diversa in diverse posizioni della vite. Con ciò si accorda anche quanto dice Dembowski 
