ea 
platino, si attacca ad un lungo gancio di platino, col quale viene sospeso nei vapori dello 
stesso liquido, che bolle fortemente sul fondo di un manicotto di vetro sottile e di 
pasta ben uniforme. 
Perchè sia conservata l’esatta verticalità e l’immobilità, si sospende nell’occhio in- 
feriore dell’istrumento un pesante gancio di vetro pieno di mercurio e chiuso alla fiamma. 
Quando l’anello di condensazione dei vapori era salito sopra l’ orificio dei tu- 
betti, spesso vi cascavano piccole gocciolette che li chiudevano e facevano fortemente 
ballare i menischi. Nè v'era modo di allontanarle; inconveniente però quasi comple- 
tamente evitato dalle due curve infuori date ai tubi. Ma ciò non ostante nel mo- 
mento quando l’anello di condensazione passava davanti i due fori, nel più piecolo 
di essi, si fermava sempre una goccia di liquido che non si riesciva di staccare. 
Gonfiando però l’ estremità del tubo più stretto in forma di una specie di piccolo 
imbuto a palla, quella goccia si depositava bensì, ma dopo poco tempo, per le oscil- 
lazioni che subiva per l’uscita dell’aria calda dal tubetto, cascava nel gonfio del- 
l’imbuto e lasciava libere le branche del tubetto. 
Questa bolla di liquido, senza essere un inconveniente costituisce invece un fat- 
tore importante per la huona riuscita delle misure. Infatti, se al principio del ri- 
scaldamento il foro di uno dei tubi si chiude con una goccia, l’aria rinchiusa, 
dilatandosi, preme sulla colonna liquida e la fa abbassare inalzandola dal lato op- 
posto, finchè la resistenza offerta da questa colonna basti per fare rompere la goc- 
cia ostruente che chiudeva l’uscita dell’aria rarefatta. Cessando così quella piccola 
tensione interna, la colonna liquida, prima premuta in basso, risale repentinamente 
io alto mentre la goccia superiore, data uscita all’aria, si richiude e ricominciano 
lì stessi fenomeni; in modo che i due menischi nell’ istrumento oscillano per un 
certo tempo intorno alla loro posizione d’equilibrio, così che le pareti interne dei 
tubi vengono perfettamente bagnate dai liquidi caldi. Ognuno sa che solo a questa 
condizione le misure relative alla capillarità per i liquidi a menisco concavo, sono 
possibili. 
Un grande vantaggio che offrono queste determinazioni al punto di ebollizione 
è che, dopo un certo tempo di riscaldamento, i menischi delle due colonne si trovano 
in contatto solo col proprio vapore, ed è evitata l’azione dell’aria sullo strato super- 
ficiale dei menischi che, variandone la natura, può influire non poco sull’elevazione 
capillare. In fatti ho osservato che durante i primi 8 o 10 minuti che il tubo si 
trova immerso nei vapori, la differenza di livello tra i due menischi varia continua- 
mente e senza regola, mentre dopo un certo tempo, quando cioè gli strati superfi - 
ciali dei menischi si sono evaporati e, scacciata così l’aria dai tubi, il liquido è solo 
in contatto col proprio vapore, la posizione relativa dei menischi diviene fissa ed in- 
variabile tanto che si possono ripetere un numero qualunque di volte le letture, 
sempre con risultati identici. Questa circostanza che osservai solo qualche tempo dopo 
cominciate le mie ricerche, mi determinò a rifare daccapo tutte le osservazioni già 
eseguite prima, delle quali difatti alcune risultarono alquanto diverse. 
Siccome durante tutto il tempo che durano le osservazioni i liquidi si trovano 
al loro punto di ebollizione, essi sviluppano facilmente delle bollicine d’aria o di 
vapore, la più piccola delle quali rende illusoria qualunque misura. Per evitare la 
