nella quale: 
rv = raggio del tubo stretto 
R= raggio del tubo più largo 
f = altezza del. menisco nel tubo stretto 
F= altezza del menisco nel tubo più largo. 
Bisogna dunque in tutte le osservazioni misurare l’altezza dei menischi, i quali 
essendo sempre assai bassi, non costituiscono naturalmente un oggetto di misura molto 
propizia. Ma se anche la sicurezza colla quale sono misurabili non è massima, in- 
troducendoli nel calcolo essi forniranno, ciò non ostante, una approssimazione al vero 
molto maggiore che non offra la solita correzione 3: Del resto una piccola inesat- 
tezza nella misura dei menischi è senza alcuna influenza sui risultati, perchè nel 
calcolo non si introduce che la differenza dei loro terzi. 
Nella formola generale sviluppata per il calcolo di @?, il fattore dra è una 
costante, dipendente solo dalla natura dell’istrumento adoperato. Essa venne deter- 
minata direttamente pesando per ognuna delle due branche del tubo ad U, una se- 
rie di fili di mercurio di lunghezze esattamente misurate. Era applicabile questo me- 
todo giacchè, come si è detto, i due tubi sono di calibro costante e di sezione 
circolare. 
Si trovò 1). Per la branca stretta: 
330,7 mm. di filo di mercurio pesarono 1,6127gr ((° — 12°). 
2). Per la branca larga: 
204,0mm. di filo di mercurio pesarono 3,6947 gr (6° = 12°). 
Dunque: 
vr = 0,3383 mm. 
R= 0,6519mm. 
rR 
R—_r 
In tutte le determinazioni fu fatto uso di questa costante, trascurando la dila- 
tazione del vetro che pur deve essere di una influenza addirittura inapprezzabile. 
Per le misure mi sono servito di un eccellente catetometro costruito dal signor 
F. Miller a Innsbruck. Questo istrumento, fornito di oculare micrometrico e di lar- 
ghissimo obbiettivo, ha il carretto controbilanciato da un contrapeso in modo da ren- 
dere oltremodo facile, rapido e sicuro il movimento del cannocchiale. Senza questo 
contrapeso non mi sarebbe stato possibile di eseguire le mie misure, che debbono 
essere fatte con grande rapidità nelle due branche del tubo, per evitare errori che 
potrebbero nascere da una evaporazione dei liquidi che, come si sa, si trovano al 
loro punto di ebollizione. Per evitare questa possibile causa d’errore sì fecero sempre 
le letture in una branca, poi nell’ altra ed indi di nuovo nella prima, per assicurarsi 
delia immobilità del menisco durante il tempo necessario per le tre letture. Il nonio 
del mio istrumento dà direttamente il 50esm° di millimetro. 
Oltre alla costante capillare a? introdotta da Poisson, i fisici ne usano spesso 
un’ altra che, essendo s il peso specifico alla temperatura alla quale si trova il 
= 0,7032 = Cost. 
