— 589 — 
Le tre misure fatte della capacità del recipiente fino allo zero della scala, 
danno prova della bontà dell’apparecchio ; e si noti che le prime due furono fatte al 
principio delle misure, e l’ultima, dopo finita tutta la serie di osservazioni qui riferite. 
Prima però di presentare i diversi dati numerici sarà bene di esporre l’uso del- 
l’istrumento ed i calcoli relativi. 
Conosciuto il peso del dilatometro vuoto, s’introduce nel bulbo staccato una 
certa quantità di sostanza, la si fonde toccando col bulbo del mercurio riscaldato, e 
dopo solidificazione si pesa per conoscere il peso di sostanza impiegata. Dopo, riem- 
pito il bulbo staccato e ritto, completamente di mercurio puro, si aggancia la capil- 
lare nel suo collo. Il mercurio spostato dalla grossezza del vetro, sale nella capillare 
e la riempie in parte, di modo che la parte inferiore dell’apparecchio rimane per- 
fettamente pieno. Si ripesa per sapere la quantità di mercurio introdotta e, nella 
posizione come lo mostra la figura, lo si fissa in un doppio bagno a glicerina. 
Per determinare il peso specifico della sostanza impiegata p. es. alla temperatura 
di 0° gradi, sia: 
V',= Volume del bulbo a 0° fino al principio della scala. 
v, = Volume a 0° corrispondente ad ogni millimetro della scala. 
_V, = (V+ nv;) = Volume complessivo occupato a 0° dal mercurio più sostanza. 
K = Coefficente di dilatazione del vetro. 
So = peso specifico del mercurio a 0°. 
| 
So == peso specifico della sostanza a 0°. 
P_= peso del mercurio nell’ apparecchio. 
p = peso della sostanza nell’apparecchio; avremo : 
Stara 
Vos So So 
ossia: 
So = P P 
og 
Se ora si tratti di trovare il peso specifico della sostanza a t° avremo: 
P p 
14+k)V=—++ 
| (14M) V, so 
ossia: 
Sh == SAI ò 
V(1+k)—-4- 
S, 
Misure relative al dilatometro impiegato : 
I. Volume corrispondente ad 1 mm. della capillare. 
Studiando il calibro della capillare mediante la propulsione di una piccola colonna 
di mercurio, si trovò che essa è perfettamente cilindrica dallo zero fino alla divisione 
70. In questo punto il calibro sì ristringe un poco mantenendosi però dopo perfet- 
tamente costante per tutta la lunghezza ulteriore della capillare. 
Bisogna determinare perciò il volume che corrisponde ad 1 mm., tanto sopra 
che sotto il punto 70. 
