— 590 — 
gr. 1,2135 di Hg. a 16,2° occupano 
529,2 mm. sotto il 70 
337,6 » sopra il 70 
di lì si calcola facilmente: 
sotto il 70, il millimetro SERIO a 0,0002719 cm3. a 0° 
sopra il 70, 1005 . . » 0,0002652 cm8. a 0° 
II. Capacità del bulbo a 0° fino allo zero della scala. 
1) Il mercurio arriva alla divisione 89,2 (nel ghiaccio). 
Peso corr. del mercurio gr. 30,7752. 
Capacità del bulbo: 2,24206 cm3. a 0°. 
2) Il mercurio arriva alla divisione 102,0 (nel ghiaccio). 
Peso corr. del mercurio gr. 30,8211. 
Capacità del bulbo: 2,24205 cm3. a 0° 
3) Fatta a distanza di 3 0 4 mesi dalle altre due, dopo eseguite tutte le osservazioni : 
Il mercurio arriva alla divisione 62,0 (nel ghiaccio). 
Peso corr. del mercurio gr. 30,7425. 
Capacità del bulbo: 2,2432 cm3. a 0. 
III. Coefficente di dilatazione del vetro: 
Capacità del bulbo a 0° = 2,24206 cm}. 
Capacità del bulbo a 99,5° = 2,24792 cm. B, = 746,4 
2,24792 — 2,24206 _ ) 
2,24206..99,5. 00000200; 
Valore regolarissimo per la dilatazione del vetro di soda tra 0° — 100°. 
Con questi dati è facile calcolare i volumi ed i pesi specifici delle sostanze a 
diverse temperature; prima però di parlare delle osservazioni stesse sarà utile descri- 
vere il metodo impiegato per riempire il dilatometro. 
Per soddisfare alla condizione di 
riempire l’istrumento nel vuoto, si fece 
uso dell’ apparecchio rappresentato dalla 
figura 2. 
Dopo fusa, risolidificata e pesata 
una quantità di sostanza nel recipiente 
staccato dal dilatometro, s’ introduce 
questo (dopo legatolo a un asticina di 
legno) in un tubo d’assaggio a pareti 
grosse, munito di un tubo laterale che 
conduce ad una buona pompa a mercurio. 
Il tubo si chiude ermeticamente con un 
tappo di gomma trapassato da un tubo 
curvo di vetro, la di cui estremità in- 
terna viene a collocarsi sopra la bocca 
del vaso dilatometrico. L’altra estremità, 
mediante un pezzo di tubo di cautchouk 
a grosse pareti, è unita ad un pezzetto di tubo di vetro tirato in punta che pesca 
e= 
H)1g02% 
