— 615 — 
Modo di esperimentare. 
Gli angoli di rifrazione furono determinati col metodo delle deviazioni minime 
e gli indici calcolati mediante la formula: 
+ ® 
2 
SP, 
Seno 
sen 
u= 
dove « è l’ angolo di deviazione minima e © l’ angolo rifrangente del prisma. L’ap- 
parecchio che adoprammo nelle nostre ricerche è un magnifico spettrometro di Starke 
costruttore in Vienna. Per mezzo di due indici possono leggersi i gradi e i minuti 
di cinque in cinque e la osservazione poi si completa mediante due microscopi mi- 
crometrici che permettono di leggere direttamente i due secondi. Per la misura 
dell’angolo rifrangente del prisma serve un cannocchiale fisso con un reticolo il cui 
asse fa un angolo di circa 80° coll’asse del collimatore: il prisma si muove insieme 
col tavolinetto e col cerchio graduato restando fermi gli indici e i microscopi. Il 
prisma pei liquidi fu costruito da Fuess di Berlino : è di vetro nero, della capacità 
di circa 3 cent. cubi ed ha un angolo rifrangente di circa 60°. Due lastre di vetro 
parallele che aderiscono perfettamente alla sua superficie e che vengono, per maggior 
sicurezza, tenute ferme da un’armatura metallica servono a chiuderlo. Un piccolo 
termometro, la cui asta smerigliata chiude esattamente il foro praticato nella parte 
superiore del prisma, misurava la-temperatura del liquido quando non era molto 
elevata, giacchè la scala di questo termometro, diviso in quinti di grado, non va 
al di là di 30°. Per temperature più alte si è fatto uso di due termometri, divisi 
pure in quinti di grado, dei quali la scala si estende in uno sino a 60°, nell’altro 
sino a 110°. Tutti questi termometri furono accuratamente verificati. 
Ogni volta che si eseguì una determinazione fu sempre misurato di nuovo l’an- 
golo del prisma e fu anche osservata la deviazione propria del prisma vuoto, devia- 
zione piccolissima e ‘che non eccedette mai 0°,0‘,5. 
Per le misure che furono fatte alla temperatura dell’ambiente si ebbe sempre 
cura di tenere circa un’ ora sul tavolinetto dello spettrometro il prisma pieno del 
liquido da osservare: le determinazioni non furono eseguite che quando la tempera- 
tura sì manteneva assolutamente costante. Per le determinazioni a temperatura ele- 
vata ci servimmo di un piccolo apparecchio di riscaldamento , di una piccola stufa 
ingegnosamente ideata dal sig. Ludovico Meda custode dell'Istituto fisico di Roma 
e da lui con molta abilità fatta costruire. In questo apparecchio il riscaldamento si 
effettua per mezzo di vapore, o di acqua o di altra sostanza, che circola intorno al 
prisma. Nell’ annessa tavola si vede rappresentata questa stufa in grandezza metà 
della naturale : la fig. I rappresenta la stufa chiusa nella posizione in cui si trova 
sul tavolinetto dello spettrometro, la figo. II un taglio verticale e la fig. III un 
taglio orizzontale. Consta essenzialmente di tre parti cioè: una piccola cassa circo- 
lare (fig. I e IL, EF) a doppio fondo con due tubulature di cui l’ una superiore (G) 
e l’altra inferiore (H) che servono luna a condurre l’acqua fredda, Valtra a farla 
