— 577 — 
Misure della componente orizzontale del magnetismo terrestre 
eseguite in alcune località dei dintorni di Roma. 
Nota di F. KELLER 
approvata per la stampa negli Atti dell’Accademia 
nella seduta del 2 giugno 1878. 
La cognizione della componente orizzontale del magnetismo terrestre è di sommo 
interesse non solo per la fisica terrestre, bensì anche per la fisica sperimentale, princi- 
palmente quando si tratti di misure assolute delle correnti elettriche. Dopo aver 
fatto varie misure di questa forza nella stazione magnetica di s. Pietro in Vineoli, 
mi sono proposto di estendere queste misure anche ai dintorni di Roma, avendo princi- 
palmente per iscopo di tracciare le curve di uguale intensità orizzontale. Volendo dare 
principio a queste misure, mi sono deciso di determinare questa componente in varî 
punti del meridiano di Roma, o almeno non molto distante dal medesimo, onde poter 
studiare il modo in cui varia questa forza colla latitudine e di dedurre il valore 
numerico della sua variazione per ogni minuto primo. 
Mentre espongo nella presente Nota i risultati ai quali sono arrivato, credo innanzi 
tutto necessario di descrivere con qualche dettaglio il metodo che ho seguìto, onde 
poter giudicare sull’esattezza dei valori ottenuti. Tale metodo è quello di Hansteen, 
il quale consiste essenzialmente nell’osservare il tempo di oscillazione di una sbarra 
magnetica nelle diverse località, ove si vuole determinare la componente orizzontale; 
i valori reciproci dei quadrati di questi tempi danno la misura della forza in propo- 
sito. Però questo metodo è soggetto a gravi errori, quando non si operi colle debite 
precauzioni, perchè esso suppone implicitamente, che l’intensità magnetica della sbarra 
rimanga rigorosamente costante durante tutto il tempo delle osservazioni, il che non 
si verifica per verun magnete. Le variazioni della intensità dei magneti sono di due 
specie: una è dovuta ai cangiamenti di temperatura; col crescere del calore dimi- 
nuisce la sua intensità, mentre accade l’opposto per temperature decrescenti. In secondo 
luogo poi si verifica quasi in tutti i magneti un continuo indebolimento col tempo, 
e di queste variazioni non è facile tenere conto per intervalli di lunga durata. 
L'errore che viene prodotto dalle prime variazioni si può determinare con una 
esattezza più o meno grande, misurando il coefficiente termico della sbarra, vale a 
dire il decremento della sua intensità per un grado di temperatura rapportato 
sulla intensità totale. Non è qui il luogo di trattare dei diversi metodi, che vengono 
usati per la misura di questo coefficiente; un’eccellente Memoria di Wild sopra questo 
argomento si trova nel Bullettino dell’Accademia di Pietroburgo. L'autore espone con 
molta chiarezza i diversi metodi, paragonandoli fra loro, specialmente sotto il punto 
di vista della loro esattezza. 
La sbarra della quale mi sono servito nelle mie escursioni magnetiche è di 
forma parallelepipeda, avente il peso di grammi 44 e la lunghezza di cent. 10. Con 
