— 578 — 
questa medesima sbarra ho fatto prima del maggio 1877 varie misure della compo- 
nente orizzontale assoluta nella stazione magnetica a s. Pietro in Vincoli ('). La sua 
intensità magnetica espressa in unità di Gauss viene data dal numero 5154100. 
Per la misura del suo coefficiente termico ho messo in pratica il metodo delle 
deflessioni colle modificazioni di Lamont (°); da molte determinazioni che ho fatto 
prendendo per temperature estreme zero e 40° risulta che questo coefficiente abbia 
assai prossimamente il valore di 0,001. È da notarsi, che la vera difficoltà nell’apprez- 
zare l’effetto della temperatura sulla sbarra non consiste giù, generalmente parlando, 
nella poca esattezza del suo coefficiente termico; una difficoltà molto maggiore è in- 
vece quella di non conoscere con precisione la temperatura della medesima. Quest'ultima 
difficoltà è, in parità di circostanza, tanto maggiore quanto sono più rapidé le varia- 
zioni di temperatura. Il migliore metodo per conoscere la temperatura della sbarra 
sarebbe quello di forarla in mezzo e di introdurre in questo foro il bulbo del termo- 
metro; ma essendo ciò impossibile nel caso nostro, conviene collocare il termometro 
medesimo più vicino che è possibile alla sbarra oscillante. Lloyd per evitare questa 
difficoltà propone di costruire una sbarra di ottone di dimensioni uguali alla sbarra 
magnetica e di introdurre il termometro in un foro praticato nel suo punto di mezzo. 
Ponendo questa sbarra in prossimità della magnetica in oscillazione, si può sperare 
che la temperatura indicata dal termometro si trovi assai vicina a quella del magnete. 
Rimane però qui da osservare che la distanza troppo piccola delle due sbarre possa 
produrre delle correnti d’induzione nella sbarra di ottone, le quali smorzano le oscilla- 
zioni del magnete, circostanza assai nociva alle osservazioni delle oscillazioni. Ponendo 
poi la sbarra di ottone in una distanza alquanto maggiore è da dubitare se ambe- 
due posseggano realmente la medesima temperatura. 
Nelle mie ricerche mi sono servito di una cassa di oscillazione di legno molto 
piccola, fornita di un treppiede; il filo di sospensione ha 90 centimetri di lunghezza: 
questo filo rimane durante il viaggio continuamente attaccato alla sbarra in modo 
che non possa cader dubbio sull’influenza della torsione, la quale, prescindendo dalle 
piccole variazioni causate dall’umidità, deve conservare un valore costante. Il termo- 
metro si trova col suo bulbo nella cassetta ed assai vicino al centro della sbarra 
oscillante. In tutti i siti ove ho fatto le osservazioni magnetiche, e questi sono in numero 
di quattro, cioè Todi, Narni, Fiano e Porto d’Anzio, cercai un locale a temperatura 
meno variabile che fosse possibile e distante dalla parte abitata del paese. Le variazioni 
della temperatura riuscivano in questi luoghi abbastanza piccole. 
Giunto al sito di osservazione ho sempre usato la precauzione di aspettare almeno 
un’ora di tempo prima di incominciare le osservazioni, dando così alla sbarra magne- 
tica collocata nella cassetta aperta il tempo necessario per prendere la temperatura 
dell'ambiente. Non è facile precisare il grado di esattezza a cui si giunge in questo 
modo, essendo il coefficiente termico della sbarra circa 0,001; un grado di incertezza 
nella temperatura produce un errore di 0,001 nell’intensità magnetica terrestre. Credo 
poter concludere da alcune osservazioni preliminari, nelle quali posi il termometro 
!) Veggasi Transunti dell’Accademia dei Lincei 3 giugno 1877. 
2) Handbuch des Erdmagnetismus, pag. 125. 
( 
( 
