uguaglianza fra loro i due coefficienti K e K' della elettrica accumulazione; cosicchè 
l’inferiore limite di K' sarà K. Viceversa più crescerà la frazione m, più crescerà il 
valore di K', cosicchè il superiore limite di K' sarà 2K. E siccom: la m nella pra- 
tica non è tanto discosta dalla unità, perciò nella pratica il K' non sarà molto di- 
scosto dall’essere il doppio di K. Dunque il nuovo coefficiente K', assegna un’accu- 
mulazione maggiore nella pratica, di quello che assegna l’antico K. 
Il coefficiente dell’ accumulazione in un medesimo condensatore, vale a dire con 
parità delle altre circostanze, si deve in astratto riguardare costante per una mede- 
sima distanza fra i due piattelli, comunque sia variata la carica del piattello col- 
lettore. Ma il coefficente medesimo deve considerarsi variabile col variare la distanza 
indicata, col variare la natura del coibente solido, interposto fra i due piattelli, e 
col variare la superficie dei medesimi. Però in concreto questa costanza si verifica 
soltanto quando il coibente interposto fra i due piattelli sia l’aria; chè se fosse un 
coibente solido, come la cera di Spagna, non si verificherebbe a rigore la sopradetta 
costanza. Imperocchè il coibente solido assorbe sempre una parte della carica elet- 
trica, colla quale si trova in contatto; e questa parte assorbita dal coibente medesimo 
sì sprigiona poi lentamente da esso. Si consideri anche la induzione specifica, secondo 
la diversa natura dei coibenti solidi, per la quale varia sensibilmente il coefficiente K. 
Per tanto la differenza che intercede fra il condensatore a coibente d’aria e 
quello a coibente solido, come la cera di Spagna, comunemente adoperata, consiste 
in questo; che il coibente solido assorbe parte dell’elettrico inducente, ma non così l’aria. 
Perciò nel piattello collettore si accumula questo elettrico, non solo per motivo del- 
l’aumentata capacità del piattello stesso, ma eziandio per la virtù del coibente solido 
di assorbire 1° elettrico inducente, lo che non si verifica per parte del coibente fluido 
elastico qual'è l’aria. Per altra parte le molecole d’ aria caricandosi di elettricità 
inducente, sfuggono, e così diminuiscono alquanto la carica inducente, lo che non 
può verificarsi per parte del coibente solido. Da ciò deriva che il condensatore ben 
costruito a coibente solido sottilissimo, e perfettamente connesso con i due suoi piattelli, 
produce a parità di circostanze maggiori effetti, che non a coibente ad aria. Però il 
coibente solido conserva un residuo di carica per un tempo ben lungo, e non è pos- 
sibile scaricarlo subito; fenomeno che si verifica in ogni coibente solido armato. Da 
ciò dipende, che anche nelle sperienze delicate, nelle quali le dosi di elettrico accu- 
mulato sono tenuissime, come nelle ricerche ordinarie di elettricità atmosferica non 
temporalesca; se debbasi ripetere l’uso di questo condensatore a intervalli di breve 
tempo, si ottengono risultamenti non esatti, ed alcune volte anche contraddittorî l’uno 
rispetto l’altro. Questo difetto non è comune ai condensatori ad aria, che si- possono 
subito scaricare completamente. Del resto se abbiansi più condensatori a coibente 
solido, egualissimi fra loro in tutto, si può evitare il riferito difetto, adoperandoli 
ognuno una sol volta, e cosi potrà la medesima sperienza ripetersi ad intervalli 
quanto si vuole brevi. 
S7. 
Per assegnare il valore della perdita, che indicammo con p ($$ 2, 4 e 5), si ponga il 
piattello collettore o inducente a comunicare per un istante con un corpo sensibilmente 
neutro, e di continuo tale, come appunto sarebbe l’interna superficie di un grande 
