— 977 — 
usato nella collimazione e dalla nitidezza e finezza delle divisioni dei circoli e dalla 
chiarezza dei microscopî. 
La collimazione delle stelle si è sempre fatta col filo equatoriale fisso, usato per la de- 
terminazione del nadir, bisecando l’immagine della stella col filo oscuro in campo oscuro. 
Le norme stabilite per le osservazioni furono le seguenti: 
Prendere come principio di numerazione per le distanze zenitali il nadir deter- 
minato colla riflessione dei fili sull’ orizzonte a mercurio, puntando coi microscopî 
costantemente la stessa divisione, e deducendo il nadir stesso dal medio di quattro 
osservazioni successive, alternando in esse la posizione dell’osservatore dal nord al 
sud; e ripetere più volte nella stessa sera questa operazione durante le osservazioni 
per verificare, se e quali spostamenti in esso punto si producevano. 
Fare sopra ogni stella non osservabile per riflessione almeno 16 osservazioni 
di distanza zenitale. 
Osservare le stelle, distanti del zenit più di 4°, almeno 20 volte, 10 diret- 
tamente e 10 per riflessione; facendo però in ogni passaggio sopra ogni stella una 
sola delle due osservazioni; e ciò allo scopo di evitare l'inconveniente di una osser- 
vazione troppo affrettata, e di poter fare la collimazione in grande prossimità al me- 
ridiano, affine di evitare l’influenza di qualche possibile inclinazione nel filo equatoriale, 
e finalmente per evitare qualche possibile irregolarità della flessione del cannocchiale 
nel suo rapido passaggio in posizioni molto diverse; ciò che sarebbe stato inevitabile 
facendo le due osservazioni nello stesso passaggio. 
L’ esattezza dei risultati delle osservazioni dipendendo principalmente dalla 
esatta determinazione del nadir, si è posta in questa operazione la massima cura; e 
fatte pochissime eccezioni, essa fu eseguita costantemente da me, allo scopo di potere 
garantire la costanza di questo dato, per rendere veramente paragonabili le osser- 
vazioni fatte nelle varie sere, e le osservazioni dirette di una stessa stella colle os- 
servazioni riflesse. Ed è anche a questo scopo che il nadir è sempre stato riferito 
alla stessa divisione del circolo, l’errore costante della quale veniva incorporato nelle 
latitudini istrumentali, e quindi eliminato poi nelle declinazioni delle stelle. 
Tanto nella determinazione del nadir quanto nella collimazione delle stelle si è 
sempre usato lo stesso filo equatoriale fisso, escludendo totalmente l’uso del filo di 
declinazione mobile, pel timore di introdurre nuovi errori, e di togliere all’apparato 
micrometrico la dovuta stabilità ed invariabilità. 
Tanto l'osservazione delle stelle, quanto quella del nadir si è sempre fatta collo 
stesso oculare dell’ingrandimento di 120 volte, attraverso al quale veniva introdotta 
la luce di una lampada per rischiarare i fili del micrometro o il campo del cannoc- 
chiale, per mezzo di un opportuno apparato applicato sopra l’oculare stesso al mo- 
mento della determinazione del nadir. 
L'osservazione del nadir si faceva generalmente più volte in ogni sera di osser- 
vazione, e tanto più spesso quanto più marcate erano le variazioni di temperatura, 
in causa delle quali si avevano sensibili differenze e talora anche di qualche secondo; 
e in questi casi, ed in generale ogni volta che nelle successive determinazioni del 
nadir si trovavano differenze sensibili, per la riduzione delle osservazioni delle stelle 
si applicava un zenit o nadir istrumentale variabile in relazione alle trovate differenze. 
