— 512 — 
Per flussi minori adoperavo un galvanometro D’Arsonval, di modello ordinario, 
del quale venne aumentata notevolmento la sensibilità sostituendo al filo di sospen- 
sione una spiralina sottilissima di rame, ed il momento d'inerzia dell'equipaggio 
mobile coll’aggiunta di masse metalliche, sostenendo il peso mediante un fascio di 
sottilissimi fili di seta. La durata di oscillazione realizzata così era di parecchi 
secondi. 
Osservazioni dirette, istituite chiudendo il circuito del galvanometro a differenti 
intervalli dall'istante della inversione di corrente, mi permisero in ogni caso di assi- 
curarmi che la variazione del flusso fosse praticamente esaurita, prima che l’equi- 
paggio mobile avesse compiuta una parte apprezzabile della sua elongazione. 
Mi servii per la taratura del galvanometro balistico di un campione normale di 
mutua induzione della fabbrica Siemens, di 0,01 henry, un avvolgimento del quale 
restava in permanenza incluso nel circuito delle spirali indotte e del galvanometro 
balistico, in modo da lasciarne completamente inalterata la resistenza. Per la verifica 
della costanza della corrente magnetizzante, fornita da una batteria di accumulatori 
e regolata per variazioni continue con un reostato a scorrimento, serviva un ampero- 
metro di precisione di Hartmann e Braun; per la misura delle correnti utilizzate nella 
taratura adoperavo esclusivamente un milliamperometro di precisione della casa Sie- 
mens, munito di shunt, e precedentemente verificato col potenziometro. 
L'asta di ferro esaminata si trovava disposta nel piano orizzontale, in direzione 
ortogonale al meridiano magnetico. Le spirali indotte avevano ognuna 2000 spire in 
una gola di legno della lunghezza assiale di circa 2 cm., col diametro medio di circa 
7 cm. Per ogni posizione di esse veniva osservata la deviazione balistica un certo 
numero di volte, all'atto in cui la corrente di eccitazione era bruscamente invertita. 
La distanza delle spirali indotte da quella primaria veniva letta ad una scala gra- 
duata, lungo la quale scorreva il corsoio di legno che serviva loro di sopporto. 
Procedendo nelle misure col metodo delle subitanee inversioni, o delle variazioni 
repentine di forza magnetizzante, il momento del ferro risulta sempre parzialmente in- 
fluenzato dalle correnti parassite che si sono sviluppate nella massa, e dalla viscosità 
magnetica del materiale, che lo rende diversamente atto a subire variazioni magnetiche 
di notevole rapidità. Esperienze interessanti vennero a tal riguardo eseguite da Gumlich 
e Schmidt (') e da Riicker (*). 
Nelle ordinarie misure di permeabilità si consiglia adunque di assoggettare, 
quando è possibile, il ferro in esame a periodi lenti di magnetizzazione, ciò che non 
offre difficoltà operando col magnetometro. Nei metodi d'induzione si rende inevitabile 
la variazione brusca del flusso, quando non è possibile il brusco spostamento della 
spirale di prova concatenata. 
Per le attuali ricerche io avevo originariamente costruito un apparecchio verticale 
a caduta, mediante il quale, facendo scattare una leva di arresto, era possibile ad un 
determinato istante di provocare la caduta repentina di una spirale indotta, mantenuta 
rispetto all'asta in una posizione determinata. In tal modo però non era possibile 
(4) Elektrotechnische Zeitschrift, 1900, pag. 233. 
(*) Elektrotechnische Zeitscbrift, 1905, pag. 905. 
