— 524 — 
solidariamente coll’armatura, due settori metallici occupanti uno spazio di 90°, e col- 
legati metallicamente tra loro e con un anello continuo sul quale si appoggia la prima 
spazzola dell'apparecchio di Joubert. Fra questa ed una seconda spazzola, appoggiata 
alla fronte del cilindro dove sono fissati i settori, e mobile lungo una scala graduata, 
si trovavano in serie collegate le due spirali secondarie, scorrevoli lungo i rami paral- 
leli dell’asta, ed un galvanometro magnetoelettrico a campo radiale sensibilmente 
uniforme, munito di un shunt universale. 
L'apparecchio costituiva così un interruttore periodico sincrono, del tipo ideato 
da Sahulka ('), il quale manteneva chiuso per la metà di ogni periodo il circuito 
indotto, lasciando sviluppare attraverso al galvanometro altrettante correnti istantanee 
dovute alla periodica variazione del flusso concatenato colle spire. Siccome la fase 
del flusso all'inizio ed alla fine del mezzo periodo di chiusura può essere modificata 
spostando la seconda spazzola lungo la scala graduata, quando questa percorre l’an- 
golo 77, corrispondente ad un periodo completo dell’alternatore, la fase medesima si 
modifica di 277, e le deviazioni del galvanometro, convenientemente corrette, forni- 
scono le ordinate di una curva che caratterizza proporzionalmente la variazione del 
flusso durante un intero periodo. I punti d'inversione della corrente indotta individuano 
sulla curva la inversione del flusso; quelli di ordinata massima corrispondono al valore 
massimo positivo e negativo del flusso, il quale in base agli elementi della misura 
può essere immediatamente calcolato. 
Per questo, se indichiamo con N; il numero delle spire secondarie, con rs la re- 
sistenza in ohm del circuito, con 72 max la intensità massima della corrente indotta 
in ampère, con la frequenza dei periodi magnetici, e con @max il valore massimo del 
flusso, sì ha evidentemente: 
2n Pmax N, i 1078 
T2.max = r, 
Tarando il galvanometro come voltometro con tutta la resistenza del circuito ad 
esso collegato, e denominando €» max il valore massimo della f. e. m. indotta, si ha 
più semplicemente: 
C2.max 2n N Pmax . I10=S . 
Procedendo in questo modo si ha il vantaggio di poter rilevare con una sola 
lettura di deviazione permanente il valore massimo del flusso di cui si studia la 
propagazione, laddove col metodo seguìto in precedenza questo si doveva ricavare 
mediante l'integrazione di tutta la curva della /. e. 72. Anche le fasi del flusso si 
ritrovano qui più speditamente, movendo lungo la scala graduata il corsoio che porta 
la seconda spazzola, fino a trovare le posizioni di inversione della corrente, laddove 
nel metodo precedente la inversione del flusso corrispondeva ai massimi della f. e. m., 
i quali nella curva risultano individuati con minore esattezza. Leggendo le devia- 
zioni del galvanometro in molte posizioni intermedie del corsoio, sì ottiene con 
estrema rapidità e srande esattezza l'andamento della curva del flusso per tutta la 
durata del periodo. 
(1) Elektrotechnische Zeitschrift, 1907, pag. 987. 
