— 659 — 
d'altronde si potrebbe pensare a servirsi (per una ricerca di pratico interesse) di 
macchine elettrostatiche di maggior potenza di quella da me adoperata, già di per 
sè abbastanza ingombrante. Un tal metodo dunque, non è da consigliarsi se non nel 
caso di delicate esperienze di laboratorio. 
Interruttore a mercurio. — Altro metodo per produrre numerose scariche in 
ogni istante, è suggerito dall’uso di apparati di induzione, animati da corrente con- 
tinua interrotta periodicamente. La frequenza delle scintille date da un rocchetto di 
induzione, dipende dall’interruttore adoperato, ma è noto che non si può accrescere, 
al di là di un certo limite, la velocità dell’interruttore, se si vuole che le scariche 
avvengano sotto la massima differenza di potenziale. Talvolta questo limite, per apparati 
di grande potenza, arriva sino a qualche decimo di secondo. Indipendentemente da 
tale considerazione si può meccanicamente raggiungere qualche migliaio di interruzioni 
al 1”, mediante uno speciale interruttore da me costruito. Eccone una sommaria descri- 
zione: una scatola di legno S (fig. 3) contenente nel suo fondo del mercurio, sostiene un 
TI] 
Fic. 3. 
asse girante N imperniato sul cielo e sul fondo della scatola. L'asse è di acciaio e 
di tal metallo è pure un braccio AB rigido con l’asse. Un foro longitudinale tra- 
versa la metà destra del braccio AB, terminando da un lato in una piccola apertura 
(mm. 0,7) orizzontale /, dall'altra in un foro praticato nella parte dell'asse N più bassa 
del livello del mercurio M. Per forza centrifuga, quando l’ apparecchio è posto in 
rotazione mediante la puleggia C, il mercurio viene assorbito attraverso il foro an- 
zidetto e lanciato in un sottil getto quasi verticale, dall'apertura /. Questa percorre 
una circonferenza al di sotto della quale si trova una serie di bicchierini di vetro come 
K, incassati parzialmente nello spessore del fondo della scatola, e traversati alla base 
da fili di platino R, tutti insieme collegati. I bicchieri, in un modello da me costruito, 
hanno il diametro di 5 mm., sono in numero di 40 e son fissati su di una periferia 
