— 691 — 
39. Particolarità costruttive dei microfoni elettro-capillari. — Affinchè il 
getto liquido scorra limpido per una certa lunghezza, occorre che la bocca di efflusso 
abbia un diametro notevolmente più piccolo di quello del tubo adduttore. Se questo 
non avesse altre accidentalità in vicinanza della bocca dell’efflusso, basterebbe che il 
diametro di questa fosse uguale a ?/3 circa del diametro interno del tubo; ma poichè, 
come si vedrà, è necessario praticare soluzioni di continuità della sostanza rigida 
A 
AND 
B 4 
E 
di 
F H 
(i ID G 
e (7 | 
sO) 
(fla° 
H 
Ela =036t 
principale (ordinariamente vetro), così è necessario ingrandire il diametro del tubo di 
fronte a quello della bocca. Per esempio si ottengono buoni risultati se il tubo di 
efflusso ha un diametro interno di 3 a 4 mm., e la bocca di 1 a 1,5 mm. Ma questi 
dati non hanno valore assoluto e possono variare notevolmente. In oltre, lo spessore 
della parete su cui è praticata la bocca di efflusso deve essere sottilissimo, special- 
mente in vicinanza delle labbra di questa. 
Il tubo non deve essere elastico in tutta la sua lunghezza, giacchè altrimenti le 
vibrazioni (propagandosi molto al di là del punto di collegamento con la membrana, 
non venendo smorzate immediatamente, a causa dell'inerzia del materiale con cui 
quello è costruito, per solito di caoutchouc), o del liquido in esso contenuto, dareb- 
bero luogo a vibrazioni secondarie e di bassa frequenza le quali si sommerebbero 
