SEE 7O Re 
Le deviazioni dell’ago si leggono mediante un cannocchiale e una scala divisa oriz- 
zontale, collocata rimpetto alla faccia brunita del dischetto, a qualche distanza da 
esso. La corrente che fa deviare l’ago circola in un filo avvolto su due rocchetti 
verticali, i quali stanno l’uno da una parte e l’altro dall'altra del dischetto magne- 
tico, sono indipendenti fra loro e possono venire più o meno avvicinati al dischetto 
medesimo. Su ciascuno di questi rocchetti erano avvolti due fili, onde poter adoperare 
lo strumento anche come galvanometro differenziale: nel mio caso importava soltanto 
di ottenere una grande sensibilità e quindi disposi le congiunzioni in modo che la 
corrente attraversasse successivamente e nel medesimo senso i due circuiti di ciascun 
rocchetto. Avvicinai poi quanto era possibile i due rocchetti al dischetto, e disposi 
superiormente una grossa calamita a qualche distanza dal dischetto, in maniera da 
neutralizzare in gran parte l’azione magnetica terrestre. In tali condizioni lo strumento 
era sensibilissimo. Il cannocchiale munito di reticolo, e la scala divisa erano posti a 
circa tre metri dalla bussola. La scala era divisa di due in due millimetri e col 
mezzo del cannocchiale si leggevano i decimi di una particella. 
Nel fare le letture delle deviazioni si aveva riguardo alle differenze nella posi- 
zione di equilibrio del dischetto d’acciajo, quando non passava per il circuito alcuna 
corrente, differenze prodotte dalle variazioni della declinazione magnetica terrestre; a 
tale scopo, prima di far passare la corrente, sì osservava quale divisione della scala 
apparisse in corrispondenza del filo verticale del reticolo del cannocchiale, e si rite- 
neva il numero così trovato come punto di partenza per computare la deviazione 
successiva. 
8 IL 
Esperienze per determinare la legge del raggiamento 
in funzione della temperatura. 
Esperienze fra 0° e 300° 
Per determinare la legge del raggiamento in funzione della temperatura cominciai 
col prendere per corpo raggiante il cubo di Leslie ripieno di acqua che mediante una 
fiammella veniva portata a varie temperature, e infine mantenuta alla temperatura di 
ebollizione. Allo scopo di procedere al di sopra di 100 gradi e fino ai 300 mi valsi 
del mercurio e feci per conseguenza costruire un apposito cubo con lamine di ferro. 
Il coperchio di questo cubo era munito di tre fori: attraverso due di questi passa- 
vano i cannelli di due termometri aventi la graduazione fino a 360° e costruiti dal 
Geissler colla sua ben nota diligenza; per il terzo foro passava l’asticciuola di un 
agitatore pure di ferro (veggasi la fig. 4). A piccola distanza dalla faccia irradiante 
era collocato un diaframma a doppia parete; nel centro di esso venne bucato su ogni 
parete un foro circolare di diametro alquanto più piccolo dell’apertura della custodia 
contenente la pila. In tal guisa si poteva esser certi che ogni punto della faccia della 
pila riceveva il raggiamento da una superficie irradiante di eguale estensione: mentre 
se i fori del diaframma fossero stati più grandi dell’apertura della custodia, sarebbe 
avvenuto che gli elementi della pila situati sull’orlo avrebbero ricevuto una quantità 
di raggi minore di quella incidente sugli elementi centrali della pila stessa. Senza 
questa precauzione si ottengono dei risultati che non sono paragonabili fra di loro, 
