— 655 — 
L’apparecchio adoperato era stato costruito quattro anni fa in questo Gabinetto 
dal meccanico sig. Turchini secondo le indicazioni di uno di noi (Bartoli). Tre viti 
(Fig. 1) calanti (Vedi tav. I, fig. 1) sostengono un disco 
orizzontale sul quale s’innalza verticalmente un’ asta 
di ottone in una scanalatura della quale scorre 
un’altra asta pure di ottone che può fissarsi con 
una vite di pressione. La parte superiore dell’ asta 
mobile entra nella scanalatura di un’ altra asta 
simile a quella fissa ed alla quale possono comuni- 
carsi piccoli movimenti verticali per mezzo di una 
vite. Questa ultima asta porta due bracci oriz- 
zontali i quali sostengono una lastra di vetro da 
specchio per mezzo di due viti di pressione che 
agiscono su due piccoli incavi praticati nella gros- 
sezza della lastra stessa. 
Si può così facilmente rendere la lastra verti- 
cale ed alzarla od abbassarla secondo che occorre. 
Il liquido di cui vuol misurarsi l’altezza capil- 
lare è contenuto in un bicchierino di vetro posato 
sul disco orizzontale dell’ apparecchio, e il tubo ca- 
pillare è mantenuto verticale contro, la lastra da 
specchio per mezzo di due anelli di gomma elastica. 
La lastra da specchio è divisa in millimetri e po- 
trebbe senz’ altro servire a misurare l’ innalzamento 
del liquido nel tubo ma nondimeno abbiamo prefe- 
rito servirci del catetometro. 
I tubi capillari da adoperare si ottenevano volta 
volta tirando un tubo di vetro, ben fusibile a pareti 
piuttosto grosse, scaldato con una lampada, e adope- 
rando subito la parte mediana che è la più cilindrica. 
Accanto al bicchierino ehe contiene il liquido si sospendeva un termometro il 
quale serviva per indicarne la temperatura. 
Il diametro del tubo era misurato al microscopio, servendoci per ciò di un 
eccellente microscopio di Merz (quello di maggior prezzo ch'egli costruisce) e im- 
piegando una buona vite micrometrica adattata alla piattaforma del microscopio stesso. 
Per avere il diametro della sezione del tubo corrispondente al livello del liquido, 
dopo misurato l'innalzamento del liquido, senza muovere il tubo si premeva con un 
dito contro la lastra di vetro perchè non avesse a scorrere, e con una buona lima da orafi 
si incideva il vetro nel punto opportuno; così il tubo si rompeva nel punto voluto e ordi- 
nariamente si riusciva ad ottenere una sezione ben piana e perpendicolare all’asse del 
tubo. Non si teneva conto di quelle esperienze nelle quali ciò non accadeva, come 
pure di quelle in cui la sezione del tubo non fosse stata sufficientemente circolare. 
Tagliato così il tubo, se ne staccava un pezzetto della lunghezza di circa un 
centimetro e s’introduceva attraverso un disco di sughero che si fissava per mezzo 
