— RI 
Il calorimetro e l’agitatore erano di platino e si sceglieva di una capacità pro- 
porzionata alla quantità di liquido di cui potevamo disporre. Il calorimetro era circon- 
dato, come fa il Berthelot, da un vaso di placchè coll’argento all’interno, e da una sca- 
tola di zinco a doppia parete, contenente 20 litri di acqua, rivestita all’ esterno di feltro. 
La massa di platino che si gettava nel calorimetro era costituita da 24 sferet- 
tine del diametro di circa 6 millimetri: erano scaldate in una stufa simile a quella 
di Regnault, stufa che adopriamo da due anni e che già abbiamo sommariamente 
descritta ('). i 
11 caloricospecifico di quelle palline di platino, rispetto all’acqua, era stato deter- 
minato precedentemente, cogli stessi apparecchi e nello stesso intervallo di tempera- 
tura, e fu trovato uguale a 0,0832158, (media di centinaja di esperienze concordanti). 
I termometri adoprati furono due cioè il Baudin n. 9157 diviso in !/so di grado 
ed uno di Geissler pure diviso in cinquantesimi di grado. Questi due termometri erano 
stati confrontati con uno normale di Geissler già confrontato col termometro ad aria. 
Per difendere il termometro dall’urto delle palline che cadendo nel calorimetro 
avrebbero potuto spezzarlo, si era circondato il bulbo con una rete di filo di platino. 
Per determinare l’equivalente in acqua del calorimetro, dell’agitatore di platino 
e così pure della rete di platino che proteggeva il termometro, abbiamo preso per 
calorico specifico di questo metallo il numero 0,03150 da noi ottenuto determinando 
il calorico specifico medio fra 10° e 35° della stessa lastra di platino colla quale ven- 
nero costruiti a Londra tutti i vasi calorimetrici posseduti da questo Gabinetto (°) 
(calorimetri, boccette di Berthelot, agitatori). 
L’equivalente in acqua della parte immersa dei termometri poteva pure determi- 
narsi con esattezza avendo il costruttore (a nostra richiesta) indicato il peso del mer- 
curio, del bulbo, e dell’ asta del termometro ed avendoci mandato un campione del 
vetro adoperato per la costruzione dei termometri, del quale noi abbiamo determinato 
il calorico specifico medio fra 10° e 35°. 
Nelle tavole seguenti: 
N rappresenta il numero d'ordine del registro generale delle esperienze calorimetriche 
eseguite in questo Gabinetto, 
P il peso ridotto al vuoto del liquido contenuto nel calorimetro, 
p l’equivalente in acqua del calorimetro, della parte immersa del termometro e del- 
l’agitatore, e della rete che protegge il termometro, 
T, la temperatura iniziale del calorimetro, 
T, la temperatura finale del calorimetro corretta per la colonna del termometro non 
immersa, 
(') Bartoli e Stracciati, Sul calorico specifico della mellite. Nuovo Cimento, serie 3%, t. XV e Gaz- 
zetta chimica, t. XIV. 
(*) I vasi calorimetrici e così pure le boccette sono tutti di un pezzo cioè senza saldature di sorta; 
per cui, occorrendo vi si può anche tenere il mercurio. — Furono procurati da Londra dal chiarissimo 
nostro collega prof. Dall’Eco; è questa, crediamo, la prima volta che Si sono ottenuti vasi così grandi, 
ve ne è uno di un litro, tutti di uno stesso pezzo: quelli che fa il Golaz sono saldati ad oro. E rin- 
graziamo vivamente il prof. Dall’ eco (Firenze Viale Principe Eugenio 5) pec i bellie ben costruiti 
apparecchi che ci ha forniti, a prezzi veramente oltre ogni credere convenientissimi. 
