— 955 — 
x 
rilevarsi dalla figura, e si è procurato d’altra parte che nella congiunzione del tubo 
del refrigerante col recipiente non si producesse alcun salto, perchè così poteva ri- 
tenersi che, se pure traccie di vapore si fossero condensate in C, si sarebbero rac- 
colte per ‘intero nel tubo del condensatore. Il manometro a mercurio M permetteva 
di misurare l’eccesso della pressione alla quale si svolgeva il vapore su quella del- 
l'atmosfera, la differenza di livello del mercurio nei due rami veniva letta per mezzo 
di un buon catetometro ed era ridotta a zero colle note formule dopo aver consul- 
tato il termometro # annesso al manometro. Il tubo / chiuso inferiormente era de- 
stinato a contenere il termometro che dava la temperatura d’ebollizione dell’acqua; 
si era attaccato sul suo prolungamento il tubo di vetro v perchè attraverso di esso 
potessero farsi le letture mentre tutto il termometro stava immerso nella glicerina 
di cui era piena la capsula lv: tale artifizio nel mentre non aggiungeva gravi diffi- 
coltà per la lettura delle temperature, impediva d’altra parte alla camera vuota del 
termometro di raffreddarsi e faceva quindi evitare gli errori di lettura dipendenti 
dalla distillazione del mercurio. L'altro tubo 74, chiuso ancor esso inferiormente, con- 
teneva immerso nella glicerina un piccolo apparecchio di vetro che facea parte del 
regolatore delle temperature, analogo a quello di 
-—_ _———_ Benoit ('). La fig. 2 dà in sezione i particolari di 
/ ti questo pezzo: al tubo fè saldato in a un secondo 
tubo più largo che si chiude inferiormente in pros- 
| simità dell’orifizio di f; il mercurio riempie il tubo f per intero e il 
| tubo p sino al livello A: al di sopra trovasi il liquido che deve venire 
portato alla temperatura del bollitoio alla sua tensione massima e che 
colle variazioni della sua forza elastica corrispondenti alle variazioni 
di temperatura del bagno regola 1’ efflusso del gas allo stesso modo 
ia A come si effettua nell’apparecchio di Benoit. Il pezzo d’ottone r (fig. 1) 
che porta il tappo di gomma s con dentro il tubo capillare, serviva a 
separare il recipiente interno B dalla concamerazione C; perchè la 
chiusura fosse ermetica lo si è adattato sul coperchio di B coll’inter- 
pi mediario di un anello di kautscuk per mezzo di sei viti di pressione 
di cui due vedonsi rappresentate nel disegno. In modo analogo è stata 
fatta la chiusura superiore in d. Quando si volea fare un’esperienza, 
rimosso il coperchio d s’introduceva nello apparecchio il pezzo r, in 
cui precedentemente si era adattato il tappo s col tubo capillare t, 
sì spingevano i dadi, di cui vanno munite le viti di pressione, il più 
che fosse possibile, e adattato colla stessa cura il pezzo 6 al coperchio 
superiore potevasi dar principio al riscaldamento. 
L’acqua si versava in A per mezzo del tubo z munito di un robinetto a tenuta 
d’aria, e mediante questo stesso tubo si riportava l’acqua prima delle esperienze sem- 
pre allo stesso livello; il robinetto si teneva aperto durante il riscaldamento e si 
chiudeva solo circa dieci minuti dopo che l’acqua era entrata in ebollizione per mandar 
via tutta l’aria contenuta in A. 
Fig. 2. 
(') Travaux el Mémoires du Bureau international des poids et mesures. Tome I, p. C, 10. 
