— 274 — 
la diminuzione di volume osservata, con « il coefficiente di compressibilità appa- 
rente, avremo : 
Av 760 
23 6 
Se p. è il coefficiente di compressibilità assoluta dell’acqua, k l’aumento della 
unità di capacità del recipiente per un aumento di pressione interna di una atmo- 
sfera, che chiameremo coefficiente di deformazione del recipiente, avremo k=@a— p. 
‘Determinando @ per l’acqua ad una temperatura ben nota e fissa, come quella 
di 0°, e sottraendo dal valore ottenuto quello trovato dal Grassi per il coefficiente 
di compressibilità assoluta dell’acqua a 0°, deducemmo il valore di &, e lo abbiamo 
da principio adottato per calcolare la compressibilità assoluta dell’acqua alle diverse 
temperature. Vedremo però in seguito come questo modo di procedere non è rigo- 
roso, poichè il coefficiente di deformazione di un recipiente non si mantiene costante 
coll’aumentare della temperatura, ma va crescendo, e avendo poi determinato con 
esperienze dirette tale variazione, abbiamo introdotto nel calcolo della compressibilità 
assoluta i valori di & corretti per le diverse temperature. 
Apparecchio. — I piezometri da noi adoperati sono, come quelli del Regnault 
(Mem. de l’Acad. des sciences, 1847, XXI, 429), formati da un tubo di vetro cilin- 
drico A (fig. 1), a basi emisferiche, al quale è saldato un cannello pure di vetro B 
diviso in tutta la sua lunghezza. Alla estremità di questo cannello è fissato con 
mastice un tubo metallico C, al quale sono saldati due tubi a robinetto D, E. Uno 
di questi tubi è a due diramazioni, per mezzo delle quali si può mettere il pie- 
zometro in comunicazione sia col manometro che col recipiente dell’aria compressa. 
All’ estremità F di una delle diramazioni si fissa il tubo di piombo, che viene dal 
recipiente dell’aria compressa. Alla estremità G si fissa quello che va al manometro. 
Secondo le temperature, alle quali si vuol sperimentare, il piezometro è tenuto in 
bagni diversi a temperatura costante, della disposizione dei quali diremo in seguito. 
La osservazione del livello del liquido nel cannello si fa con un cannocchiale, 
disponendo dietro il cannello uno schermo di carta oliata, illuminato da una candela. 
In tal modo il menisco e le divisioni si vedono con tale nettezza che si può far 
la lettura con somma precisione. La divisione è di un millimetro di lunghezza e si 
possono apprezzare assai bene i decimi di divisione. 
Per evitare l’errore, quantunque al certo assai lieve, prodotto dal riscaldamento 
del liquido per la compressione, si attende che il livello del liquido sotto pressione 
sì mantenga o costante, o presenti un movimento regolare rela a quello osservato 
per alcuni minuti avanti la compressione. 
Siccome si volevano eseguire determinazioni a temperature diverse, dopo aver 
diviso il cannello con una buona macchina a dividere del laboratorio di Fisica della 
Università, che il prof. Naccari metteva gentilmente a nostra disposizione, e fattane 
una accurata calibrazione, abbiamo per ciascun piezometro determinata la capacità 
a 0° ed il coefficiente di dilatazione cubica per potere calcolare i volumi iniziali e 
le variazioni di volume osservate nel liquido. i 
Il manometro è ad aria libera; i due rami sono costituiti l’uno da due, l’altro 
da tre tubi di vetro (di diametro interno maggiore di 1 cm.) che unimmo fra di loro 
