per mezzo di ghiere cilindriche in ferro e di mastice. La graduazione in millimetri 
abbiamo fatto sul vetro stesso per mezzo di una grande macchina a dividere del 
nostro laboratorio. Il nostro manometro ci permette di misurare pressioni sino a 
quattro atmosfere e mezzo effettive. 
Il recipiente dell’aria compressa della pompa di compressione adoperata è 
munito di un robinetto a vite, il quale permette di stabilire gradatamente la pres- 
sione nel piezometro. 
Per le determinazioni a 0° il piezometro viene posto nel ghiaccio pesto in un 
alto e largo cilindro di vetro.Il ghiaccio non sta direttamente sul fondo del cilindro, 
ma sopra una rete metallica portata da un treppiede di ferro. Si ha cura di tenere 
anche sempre coperta di ghiaccio la porzione del cannello del piezometro che sta 
al disotto della divisione da leggersi. 
Per le determinazioni a circa 100° si adoperò un apparecchio analogo a quello 
usato per la determinazione del punto 100 dei termometri, di altezza alquanto mag- 
giore dell’ordinario. 
Per le determinazioni alle altre temperature, nelle esperienze sull’acqua, il 
piezometro si teneva immerso in acqua contenuta nel recipiente di rame annesso 
all’apparecchio del Regnault, e questo recipiente era poi posto in un grande bagno 
di ottone a doppia parete; tanto il bagno interno che l’esterno erano muniti di agi- 
tatori che venivano mossi di conserva. 
Nelle ricerche, che stiamo per esporre, si dovette adottare un’ altra disposizione. 
Le difficoltà che qui ci si presentarono furono maggiori che non per l’acqua, per due 
ragioni principalmente. In primo luogo perchè la dilatabilità dei liquidi ultimamente 
studiati è maggiore di quella dell’acqua, quindi maggiori variazioni nel volume del 
liquido per piccole differenze di temperatura. In secondo luogo mentre per l’acqua 
sì raggiunge presto sotto pressione lo stato stazionario della colonna liquida, per i 
liquidi in questione si richiede un tempo maggiore, talora anche più di quindici 
minuti, prima che il menisco diventi stazionario. Si avrebbero voluti adottare dei 
bagni a vapori di sostanze convenienti, che avevano dato dei buoni risultati in 
alcune serie di determinazioni per l’acqua, ma, per la seconda delle ragioni sopra 
addotte, si sarebbero richieste grandi quantità di liquidi e apparecchi appositi a 
distillazione continua, perchè ciascuna determinazione esigeva talora più di tre quarti 
d’ora; ma i nostri mezzi non ci permettevano di disporre nè di quelle, nè di questi. 
Dopo alcuni tentativi si adottò la disposizione seguente, che si mostrò in fatti con- 
veniente. In un grande bagno d’acqua a doppia parete è posto un recipiente di rame, 
pieno di sabbia, ed entro la sabbia sta un grosso tubo di vetro contenente olio, nel 
quale stanno immersi il piezometro ed il termometro che serve a misurare le tem- 
perature. In tal modo si rendono meno sentite dal piezometro le variazioni di tem- 
peratura che possono avvenire nell’acqua del bagno a doppia parete, anche quando 
essa venga continuamente agitata. Il bagno esterno si riscalda per mezzo di una 
fiammella a gas, la quale si regola assai bene mediante una pinzetta a vite con 
passo sottile, applicata al tubo di gomma. Si lascia che il piezometro e tutto il 
materiale costituente il bagno si metta in equilibrio di temperatura, ed allora 0 
senza variare affatto o variando di pochissimo l’altezza della fiamma, o la distanza 
