= IS 
Se si costruiscono graficamente i valori di u si ottiene una curva, rappresen- 
tata in B (v. tav.). Essa presenta un andamento simile a quello della curva del pie- 
zometro A; vale a dire, ambedue dimostrano che se il coefficiente di compressi- 
bilità dall'acqua va diminuendo collo aumentare della temperatura, havvi però una 
temperatura al di là della quale questo coefficiente cresce colla temperatura. La 
differenza però che si osserva nei valori assoluti per le temperature più alte, fece 
nascere in noi il dubbio che non si potesse ammettere come sufficientemente costante 
il coefficiente di deformazione del recipiente di vetro, e che quella differenza si 
dovesse non solo ad una diversa variazione del coefficiente di deformazione dei due 
piezometri colla temperatura, ma anche ad una variazione non’ uniforme per lo 
stesso piezometro. Questo dubbio ci condusse a determinare la variazione di vo- 
lume esterno dei nostri piezometri a diversa temperatura. 
A tale scopo dopo diversi tentativi si adottò la disposizione e l’ apparecchio rap- 
presentato nella fig. 2. Il piezometro viene posto in un recipiente chiuso e ripieno 
di un liquido, del quale si può misurare in un cannello diviso esterno lo sposta- 
mento prodotto dalla deformazione del piezometro, quando nell’ interno di questo 
si eserciti una pressione. L’ apparecchio è costrutto nel modo seguente. Ad un tubo 
di ottone A B, chiuso inferiormente, è saldata una scatola pure d’ottone MN, nel 
cui coperchio si hanno tre fori a, db, c. Sul foro a è saldato un tubo di ottone, nel 
quale entra un piccolo turacciolo di gomma, nel cui foro passa un tubo ricurvo ad 
angolo retto a d e, diviso nella sua porzione orizzontale de. Perchè la chiusura 
riesca più perfetta, il tubo metallico è filettato e si può avvitare sopra di esso un 
coperchio con un foro per il quale passa il tubo “di vetro. Sulla ‘apertura d, ab- 
bastanza grande perchè per essa possa passare il bulbo del piezometro, è pure 
saldato un tubo di ottone nel quale entra un turacciolo di gomma, per il cui foro 
passa il cannello del piezometro. Anche qui il tubo è filettato e viene chiuso con 
un coperchio a vite, il quale comprime il tappo di gomma contro un dischetto di 
ottone forato. Finalmente in c è saldato un tubo a rubinetto, che serve per intro- 
durre il liquido. Si introduce nel recipiente AB MN il piezometro, e quindi il 
liquido scelto per le determinazioni, avendo la precauzione che non rimanga alcuna 
bolla d’aria e facendo in modo che il tubo a de ne venga in parte riempito. Allora 
si chiude il rubinetto del tubo c e 1’ apparecchio è pronto per la esperienza. 
Per poter sperimentare anche a 100° alla pressione ordinaria abbiamo scelto 
come liquido indicatore, del petrolio bollente ad alta temperatura. Siccome a tem- 
peratura intermedia fra la ordinaria e 100°, per quanti tentativi si sieno fatti, 
non abbiamo potuto ottenere nè costanza, nè movimento abbastanza regolare nel 
livello del liquido nel tubo esterno, per dover essere il volume di questo liquido 
molto grande, così ci contentammo di determinare la deformazione esterna a 0° ed 
alla temperatura dei vapori dell’acqua bollente. Disgraziatamente essendosi per un 
incidente rotto il piezometro A, non abbiamo potuto fare queste determinazioni che 
per il piezometro B. Il volume del liquido adoperato era di cm* 315. La capacità 
corrispondente ad ogni divisione (1 mm.) del cannello era di cm* 0,000764. Il 
rapporto fra i due volumi era quindi uguale a 0,00000242. Il volume esterno del 
serbatoio del piezometro era di cm* 115,382. 
