— 30 — 
Per l’istrumento impiegato era la costante 
Rr 
R—r 
Questo tubetto, in parte riempito di liquido, si sospendeva diret- 
tamente nei vapori della stessa sostanza bollente, e sì misurava col cate- 
tometro la differenza di livello & dei menischi nelle due branche. Così 
non si potevano eseguire le determinazioni che al punto di ebollizione 
delle sostanze ed era di più impossibile lo studio di liquidi che fos- 
sero decomponibili per l’umidità o l’acido carbonico dell’aria o che si 
decomponessero spontaneamente ad alta temperatura sviluppando bol- 
licine gazzose o che, finalmente, bollissero a temperatura eccessiva- 
mente elevata. Ma desiderando io di studiare moltissime sostanze che 
posseggono le dette proprietà in sommo grado e desiderando inoltre di 
determinare le ascensioni capillari ad una serie di temperature inter- 
medie tra lo zero ed il punto di ebollizione per potere sviluppare le 
formole d’interpolazione per i valori di a?, dovuti ad ogni sostanza, 
ho dovuto modificare la forma del tubo impiegato costruendolo come io 
mostra la qui unita figura in dimensioni ridotte a circa metà del vero. 
Scelsi tra un grande numero di tubi due pezzetti di diversi dia- 
metri perfettamente calibri e di sezione esattamente circolare, ne de- 
terminai i diametri come ciò è descritto nell’ultima Memoria e li mandai 
al signor F. Miiller, successore del dott. H. Geissler a Bonn, il quale 
colla nota sua abilità vi adattò la parte superiore munita di tre piccoli 
robinetti forati e smerigliati i quali ancora oggi, dopo un prolungato 
uso, tengono il vuoto per molto tempo (ben inteso senza l’aiuto di 
sostanza lubrificante qui naturalmente inadoperabile). 
Chiuso il robinetto medio si aspira una piccola quantità del liquido 
da studiare. Dopo rimesso il tubo in posizione verticale si chiude uno 
dei robinetti superiori e aspirando dall’altro mediante un tubo di gomma interrotto, 
da un tubo contenente qualche sostanza disseccante, si fa fare al liquido una serie 
di forti oscillazioni per bagnare bene le pareti interne del tubo ad U. Indi sì apre 
il robinetto medio che stabilisce la comunicazione tra le due branche e con una pompa 
aspirante si fa un vuoto parziale nel tubo, dopo di che si chiude l’ultimo robinetto 
superiore e dopo attaccato un pesante gancio di vetro pieno di mercurio (circa 50 
grammi) nell’occhiello inferiore dell’istrumento, lo si sospende nell’apparecchio riscal- 
datore che subito descriverò. 
Le dimensioni dei tubi ed il valore della costante da impiegarsi risultano dai 
dati seguenti: 
Tubo stretto: 1132,25 millimetri di mercurio (t°—=22,7) pesano 3,6292 gr. 
r=0,2745 mm. 
Tubo largo: 639,9 mm. di mercurio (t°-=22,7) pesano 35,2213 gr. 
Rr_aal875 
—0,36181= Cost. 
= 0, 7032. 
Rr 
Rt—_r 
