— 392 — 
L'apparecchio riscaldatore sopra menzionato consiste in una triplice cassa di la- 
miera di ferro, nella quale i singoli involucri sono alla distanza di circa 3 centimetri 
uno dall’altro. Le casse hanno dei finestrini tra di loro corrispondenti, chiusi con 
lastre di cristallo piane e tra loro perfettamente parallele. La cassa interna è rivestita 
di stagnatura il che è molto favorevole per l’illuminazione dell’apparecchio. 
In questa cassa dunque si sospende il tubo ad U preparato come sopra si è detto 
e per due fori praticati nelle casse s’introducono due termometri esatti che coi loro 
bulbi vengono a collocarsi accanto ai due menischi nel tubetto. Mediante una fiamma 
sottoposta all’apparecchio si può così facilmente alzare gradatamente la temperatura 
del tubo capillare e tenerla anche a lungo costante per fare le letture desiderate. Ordi- 
nariamente i due termometri ai due lati del tubetto andavano bene d’accordo, e se 
qualche volta durante la lettura vi era una piccola differenza di pochi decimi di grado, 
si prendeva come esatta la media delle loro indicazioni, giacchè il tubo trovandosi tra 
mezzo a essi doveva certamente possedere questa temperatura media. 
La maggior parte delle osservazioni qui riferite sono eseguite col nuovo tubo a 
costante 0,36181 col metodo ora detto, eseguendo a temperature crescenti una serie 
di determinazioni di a?, stabilendo la curva che ne esprime l’andamento in funzione 
della temperatura e calcolando il valore di a? al punto di ebollizione. 
In molti casì ho, per riprova, determinato a? anche direttamente nei vapori del 
liquido bollente e l'accordo, come più tardi si vedrà, è sempre stato perfetto. 
Alcune determinazioni sono fatte ancora col primitivo tubo aperto a costante 
0,7032, come ciò sarà indicato volta per volta. 
Nell'ultima Memoria feci rilevare le difficoltà che s'incontrano nell’eseguire le mi- 
sure delle altezze capillari dei liquidi ad alta temperatura con un catetometro usuale. 
Bisogna in brevissimo tempo cambiare l’accomodazione dell’occhio leggendo prima col 
cannocchiale poi col microscopio del nonio e così via un grande numero di volte in un 
tempo, come già dissi, possibilmente brevissimo. Questo procedimento mi aveva tal- 
mente stancata. la vista che avrei dovuto rinunziare al proseguimento di queste ri- 
cerche, senza un nuovo istrumento, costruitomi con grande abilità e precisione dal 
sionor F. Miller, meccanico a Innsbruck; istrumento il quale, oltre ad evitare tutti 
gli inconvenienti accennati, rende a così dire impossibili gli errori casuali di lettura. 
Esso consiste in due cannocchiali tra loro uguali, posti in uno stesso piano oriz- 
zontale. Uno di essi è mobile rispettivamente all’altro, mediante una vite misrometrica 
esatta, lunga circa 15 centimetri e munita di tamburo diviso in 100 parti. Sopra una 
scala fissa un indice segna i giri interi della vite ed i centesimi di giro si leggono sul 
tamburo graduato. Quando gli assi ottici dei due cannocchiali si trovano esattamente 
nello stesso piano orizzontale, l’indice della scala e quello del tamburo segnano zero. 
I due cannocchiali insieme, come un sistema rigido, sono mobili lungo un’ asta ver- 
ticale con movimento rapido e micrometrico. I due cannocchiali, muniti di livelli sen- 
sibilissimi, hanno tutte le viti di rettifica e sono inoltre mobili nel piano intorno ad un 
asse verticale. Essendo conosciuta l’altezza del passo della vite micrometrica, me- 
diante una serie di misure fatte sopra un metro normale, basta per misurare la diffe- 
renza di livello dei due menischi, fissare il menisco inferiore col cannocchiale fisso 
(relativamente all’altro), ed il menisco superiore con quello mobile, movendo la vite 
