— 550 — 
Allora il filo F era tolto dal posto e messo fra a' 2", mentre naturalmente i 
fili che prima pescavano in d ed a’ erano portati rispettivamente in 4 e d’, e quindi 
rimettevo a zero il galvanometro spostando il corsoio. Evidentemente lo spostamento 
del corsoio dava sul filo teso una resistenza eguale a quella del filo F. Allora si 
rimetteva F nel luogo primitivo cioè tra o e d, si rimetteva a zero il galvanometro 
variando R ed R', e quindi si riportava F fra @' d' mettendo di nuovo a zero il 
galvanometro collo spostamento del corsoio. Questo nuovo spostamento doveva essere 
esattamente eguale al primo, se. il filo teso era omogeneo nei due tratti percorsi 
dal corsoio. Continuando nella stessa guisa si poteva più volte percorrere tutto il 
filo teso, e riscontrare se eguali resistenze erano rappresentate ovunque da un’ eguale 
lunghezza. i 
Col filo adoperato non trovai che differenze tanto piccole, da ritenerlo come 
buono all’uso al quale veniva destinato. 
In modo simile operai per misurare in millimetri del filo la resistenza dei cin- 
que. rocchetti. 
Posto in luogo di F il rocchetto A ed il corsoio C presso l’ estremità sinistra 
del filo teso, portai a zero il galvanometro regolando le resistenze R ed R. 
Portai allora A-fra a' e d', e per ricondurre a zero il galvanometro dovei spo- 
stare di 973"" il corsoio verso destra. Il rocchetto A aveva dunque una resistenza 
pari a quella di 973"" del filo. 
Per gli altri rocchetti, la cui resistenza era maggiore di quella del filo teso, 
aggiunsi a questo i rocchetti precedentemente misurati. Così per esempio per B posi 
prima B fra a e d, ed A fra a' e d', portai a zero il galvanometro lasciando il cor- 
soio verso l’estremità sinistra del filo teso, ma variando R od R'. Poi cambiai fra 
loro di posto i due rocchetti A e B, e rimisi a zero il galvanometro spostando il 
corsoio. Lo spostamento richiesto fu 901”",4, che evidentemente rappresenta la dif- 
ferenza fra la resistenza di B e quella di A. In modo simile misurai tutti i roc- 
chetti, che risultarono del seguente valore in millimetri del filo teso. 
Rocchetto A Oi 
» B 1874,4 
» (0; 1871,8 
» D 4683,4 
» E 9474,1 
Filo teso 1141,3 
Totale 20018,0. 
Con i valori dati alle resistenze dei rocchetti era possibile collocarli alcuni a destra 
alcuni a sinistra del filo teso in modo da dividere col corsoio l’intera lunghezza del 
filo di pach-fong in un rapporto qualunque. 
Quando nella misura d’una resistenza il corsoio, mosso onde mettere a zero il 
galvanometro, giungeva ad una delle estremità del filo teso, bastava cambiar posto 
a qualche rocchetto per far cadere sul filo teso la posizione voluta del corsoio. 
L'essere l’intera resistenza del reocordo formata da un medesimo filo, ha 
