— 552 — 
rocchetti A, B, C, D, E, che trovansi dalla stessa parte. Lo stesso dicasi per /2. 
Si avrà allora: 
li MERA Ra 
hosh! pae ih! 
M 
XL 
l—l 
li la 
Dalle due misure si ricava adunque », resistenza del bismuto. Conoscendo poi 
le sue dimensioni, può calcolarsi la resistenza specifica, poichè essendo come si è 
visto p= SI signo Noe — SUI ea 
I l li da 
La prima frazione del valore di dè è una costante per un dato pezzo, che si 
calcola una sola volta. 
Misurando così la resistenza del bismuto s’incontra però dapprima una seria 
difficoltà, per la corrente termoelettrica che si sviluppa in seguito al fenomeno di 
Peltier che ha luogo alle due estremità del bismuto. Con questo metallo la corrente 
in discorso ha un'intensità assai grande, e bisogna eliminarne 1’ influenza sulle misure. 
L'osservatore che guarda al galvanometro, ha perciò a portata di mano due tasti: 
coll’uno interrompe o chiude a volontà la corrente della pila, coll’ altro il circuito 
del galvanometro. Per un noto teorema, quando in uno dei lati del ponte esiste una 
forza elettromotrice, la proporzionalità fra le quattro resistenze dei medesimi ha luogo, 
quando la deviazione del galvanometro è, non già nulla, ma indipendente dalla re- 
sistenza della diagonale ove è inserita la pila. Per fare quindi la determinazione di 
l, dovevasi cercare la posizione del corsoio per la quale l’ indicazione del galvano- 
metro era sempre la stessa, aperto o chiuso che fosse col rispettivo tasto il circuito 
della pila. 
La cosa sarebbe stata facile, se invece della forza elettromotrice destata in se- 
guito al fenomeno di Peltier, si avesse avuto una forza elettromotrice chimica o altra 
sensibilmente costante. 
Ma siccome non appena si apre il circuito della pila, le differenze di tempera-: 
tura generate dalla corrente alle estremità del bismuto scompaiono rapidamente, così 
la deviazione galvanometrica non si mantiene costante ma decresce rapidamente, e 
non è possibile soddisfare alla condizione richiesta per la misura. Per ovviare a tale 
inconveniente mi limitai a far uso d’ una sola e debole coppia per la misura, poi 
cercai sempre di collocare i varî fili in modo che tenendo chiuso il circuito del gal- 
vanometro, non si avesse nessuna corrente indotta apprezzabile, chiudendo od aprendo 
quello della pila. Allora, tenuto abbassato il tasto del galvanometro, l’ osservatore 
che stava al cannocchiale faceva spostare il corsoio dall’ altro osservatore che stava 
al ponte, finchè la indicazione galvanometrica non cambiasse sia chiudendo momen- 
taneamente il circuito della pila, sia aprendolo per un istante, dopo averlo lasciato 
chiuso un certo tempo, durante il quale la posizione di fermata del galvanometro 
cambiava per il sorgere della forza elettromotrice su indicata. 
Nel fare tali misure, si badava anche alle frazioni di millimetro, nel campo del 
cannocchiale. 
Quando poi il bismuto veniva riscaldato o raffreddato nel bagno di olio o di 
da cu x==LM 
