— 181 — 
ma riguardo a questo corista dell'orologio non potrebbesi da ciò dedurre alcun che 
di positivo, giacchè esso è costruito in modo che la sua altezza può cambiare, portando 
alle sue due branche una vite destinata a regolarlo, la quale potrebbe benissimo 
essersi spostata un poco ed aver prodotto queste variazioni. 
Coristi prototipi. 
Sono due coristi normali in acciaio dorato, di cui, l’uno dovrebbe dare 870 v.s. 
alla temperatura di 150, e l'altro, il cosidetto corista da verifica, dovrebbe dare lo 
stesso numero di vibrazioni a 20°. Lo studio di questi riducesi, come ho già detto, 
ad un confronto ottico con quello dell'orologio a corista, ed è perciò ch’essi hanno le 
estremità brunite in modo da poter funzionare da specchi. Basterà dunque per le 
differenti temperature determinare il numero delle rotazioni della figura ottica in un 
secondo, vale a dire, il numero dei battimenti nell’unità di tempo. 
Sieno allora: XM ed N, i numeri delle vibrazioni del corista normale e del corista 
dell'orologio ad una temperatura qualsiasi 4; 
N, ed No quelli corrispondenti a 0°; 
a, ed a le variazioni termiche per 1°; 
#, il numero dei battimenti (semplici) contati a quella temperatura; si avrà: 
N—-6N,= = # 
oppure 
@) na 0a 
in cui # si prenderà col segno + o col segno — secondo che il rapporto N ò mag- 
N, 
giore o minore di sei. 
Nel caso mio $ era positivo per tutti due i coristi. 
Come nelle misure eseguite nel 1892, ho sempre osservato i battimenti sulla 
branca, che sta a destra di chi guarda l'iscrizione impressa sul corista, e ciò tanto 
per il corista detto di verifica, quanto per quello normale propriamente detto. 
I risultati ottenuti sono riassunti nelle due seguenti tabelle, di cui l'una, la 
tabella II, si riferisce al corista da verifica, e l’altra, la tabella III, riguarda il vero 
corista normale; la prima comprende 47 valori, la seconda 50, ma ciascuno è medio 
di 30 determinazioni di f. 
