— 185 — 
In queste tabelle la 2° colonna dà le temperature medie delle determinazioni 
fatte; la 3% i battimenti semplici dedotti dall'esperienza per mezzo di un contase- 
condi; la 4% il sestuplo del numero delle vibrazioni del corista dell'orologio, calcolato 
in base ai risultati già ottenuti per questo corista; la 5* i mumeri delle vibrazioni 
calcolati per i coristi normali; la 6* i battimenti calcolati, dedotti cioè come differenze 
tra i valori della 5% e della 4* colonna; le ultime due colonne infine dànno le diffe- 
renze tra i battimenti calcolati e quelli osservati direttamente in decimillesimi di 
vibrazione. 
I valori della 5% colonna furono calcolati partendo dalla relazione stabilita (2) 
ed applicando il metodo dei minimi quadrati per la determinazione delle due costanti 
M ed a,, il quale metodo fornisce le due espressioni : 
Dp:X1° — SBIX 
NE = (3 
nf == GN “n 
SÌ x8.3i — n: 361 
AA ra (30)? 
dalle quali, sostituendo i valori numerici relativi al corista da verifica 
n = 47 (31)? = 459.806,0481 
x = 678.09 >8 = 60,0858 
3° — 13.393,9817 380 = 842,342187 
sl ricava per questo corista 
NM = 872,214] 
a, == 0,0939323 
e quindi per coefficiente di temperatura 
di ) NO 
ti rien] 9. 
yi = 7 — 0,0001076 
Sostituendo poi nelle medesime i valori relativi al corista normale 
n =50 (31)? = 613.370,9124 
x = 78318 3g = 28,0523 
x} 16.185,4912 xt = 405,264277 
si ha 
N,= 871,5951 
a' == 0,0958478 
da cui il coefficiente di temperatura 
YI, = 0,00010997 . 
ULASSE DI SCIENZE FISICHE, ecc. — MeMmorIE — Vol. III, Ser. 5°. 24 
