— 390 — 
il tasto si abbassa, il morsetto per cui entra la corrente è in comunicazione col poz- 
zetto non capillare dell’elettrometro. 
5) Un apparecchio essiccante, formato da due torri a cloruro di calcio e da una 
boccia ad acido solforico. Da un lato l'apparecchio comunica con il ramo trasversale 
del tubo a T (in cima aperto) per il quale passa l'agitatore; dall'altro è unito con 
un compressore ad acqua che può funzionare in modo continuo. Abbiamo aggiunto 
questo dispositivo per esser sicuri che il liquido da esaminare non sì alteri durante 
le esperienze, essendo l'apparecchio aperto. E in tal modo infatti l'atmosfera del Dewar, 
al di sopra del liquido, resta invariata. 
Per eseguire le determinazioni, si poneva una quantità esattamente misurata di 
liquido nel recipiente di Dewar, e, messo in moto l'agitatore, si riscaldava il detto 
liquido facendo passare attraverso la spirale la corrente costante fornita dalla bat- 
teria di accumulatori. 
La misura del calore Joule (Q) sviluppatosi e ceduto al liquido e all'apparec- 
chio (*), vien data dalla formola: 
(1) Q=0,239X VXIXT—-K(—0)=pe((-4), 
in cui: 
0,239 = calorie di un Joule; 
V =differenza di potenziale ai morsetti della spirale, in volts; 
I = Intensità della corrente, in ampère; 
T =tempo durante il quale la corrente passa; 
K= equivalente in acqua dell'apparecchio; 
t = temperatura finale del liquido; 
tv — temperatura iniziale del liquido; 
p= peso del liquido; 
c = calore specifico del liquido. 
La differenza di potenziale si determina fino al millesimo di volt col metodo di 
compensazione. Abbiamo, nelle nostre condizioni di esperienza, ai morsetti della spi- 
rale di platino, una differenza di potenziaie fra 1,2 e 1,5 volts, e si tratta di misu- 
rarla. In opposizione a questa c'è una delle Helmholtz di forza elettromotrice miì- 
nore e nota. 
Quindi la incognita differenza di potenziale si può considerare composta di due 
parti. Una di esse è uguale alla forza elettromotrice della Helmholtz e, perciò, conosciuta ; 
la frazione che resta si determina appunto col metodo di compensazione, manovrando 
opportunamente il contatto scorrevole del ponte di Weathsthone, finchè il menisco 
di mercurio dell'elettrometro resti immobile, e facendo i relativi calcoli. La differenza 
di potenziale ai morsetti è data dunque dalla somma del numero dei volts che esprime 
la forza elettromotrice della Helmholtz adoperata, con quello resultante dalla suddetta 
misura. Per esser certi di un voltaggio costante, si fanno parecchie di queste deter- 
minazioni nel corso delle singole esperienze, ognuna delle quali ha la durata di una 
(') All’agitatore e alle altre parti interne. 
