— 391 — 
diecina di minuti. Le pile di Helmholtz sono inserite, naturalmente, solo per un 
istante, quando si abbassa il tasto. 
Il prodotto dell'intensità di corrente per il tempo vien trovato direttamente 
poichè abbiamo nel circuito primario il voltametro: la quantità di rame elettrolitico 
deposto al catodo (che vien pesato fino al decimo di milligrammo prima e dopo ogni 
esperienza) ci dice il numero dei coulombs. 
Invece di pesare il liquido, se ne prende per le esperienze un volume noto 
(500 cm.) misurato alla temperatura di fusione, e nei calcoli, al posto di p, si usa 
il prodotto del volume per la densità, pure misurata alla temperatura di fusione, e 
le cui variazioni, piccolissime nei brevi limiti di temperatura delle esperienze, non 
hanno influenza notevole sui resultati. 
La costante K si determina mettendo nel Dewar un volume d'acqua distillata 
(per cui c=1) uguale a quello del liquido da esaminare, e si ricava dalla formula. 
Per il nostro apparecchio avemmo K= 74,0, media di 5 determinazioni. 
La dispersione di calore, con le precauzioni prese, è piccola; tuttavia è bene 
tenerne conto. Noi facemmo esperienze di dispersione con l’acqua e con i liquidi da 
esaminare, per gli stessi intervalli di temperatura delle determinazioni di calore spe- 
cifico e per temperature dell'ambiente uguali a quelle a cui le dette determinazioni 
venivano eseguite, nel medesimo apparecchio adoperato per le misure. Riportammo 
in diagrammi i valori trovati, e da questi diagrammi rilevammo i termini di corre- 
zione della temperatura, tenendone conto nei calcoli semprechè arrivassero al cente- 
simo di grado, limite di esattezza del nostro termometro. 
La formula (1), dopo quanto si è detto, si può scrivere: 
Q=0,239XVXETK((—2)= de CA) 
in cui: 
P= peso del rame deposto al catodo del voltametro; 
E=equivalente elettrolitico del rame; 
v= volume del liquido; 
d==densità del liquido. 
Allora il calore specifico cercato è: 
0,239 X V xi (E) 
di vd(é—t) i 
Crediamo opportuno di trascrivere qui i dati forniti da una delle nostre deter- 
minazioni. 
Nel Dewar sono 500 cm3 di anetolo misurati a 20°. 
Peso specifico dell'anetolo a 21°,6: 0,9855. 
