— 752 — 
Marina di guerra austro-ungarica. Egli ottenne (): 
+ 0©m,313. 
Una terza determinazione venne compiuta dall'Istituto geografico militare nel 1897, 
per opera del prof. F. Guarducci, del colonnello P. Baglione e del prof. A. Andreini, 
col risultato (*) 
+ 0em.311. 
Se si adotta per la accelerazione della gravità a Padova il valore risultante 
dalla compensazione effettuata dal prof. E. Borrass (*), 
g= 980°".658 (sistema di Potsdam), 
si ottengono per Roma i seguenti valori: 
Iroma = 980.658 — 022.308 = 980.350 (Lorenzoni) 
q = ” — 0° 313= .345  (v. Triulzi) 
q = ” —0 .3811= .347 (Oper. Ist. Geogr.) 
Tutte queste determinazioni erano state eseguite coll’antico apparato di Sterneck 
a tripode, sostenuto da un pilastro trasportabile costituito da pezzi sovrapposti di 
pietra calcare. Il pilastro era sempre stato montato nella sala dove i proff. Pisati 
e Pucci avevano compiuto le loro esperienze, al primo piano della Scuola degli 
ingegneri. A quell'epoca, ancora non era stata messa in chiaro la influenza nociva 
della oscillazione del supporto, e certamente, sotto questo riguardo, la sistemazione 
dell'apparato in una sala non terrena non poteva considerarsi come la più favorevole. 
Nell’ intento di conseguire un più sicuro confronto fra il valore assoluto della 
gravità a Roma e quello determinato dai proff. Kihnen e Furtwingler a Potsdam (*), 
ed oramai considerato come fondamentale, e nel desiderio di collegare poi a Roma 
tutta una serie di misure di gravità relativa in Italia, si deliberò la costruzione di un 
nuovo apparato per il Gabinetto di Geodesia della Scuola di Roma. 
Già fin dalla riunione dell'aprile 1909, la R. Commissione geodetica italiana 
si era attivamente occupata della questione delle misure di gravità relativa, ed 
aveva nominato nel suo seno una sotto-Commissione coll’incarico di esaminare il 
problema sotto i suoi vari aspetti. Si erano in quella occasione stabilite le direttive 
da seguire nelle determinazioni da farsi nell’avvenire, insistendo sul concetto che 
fosse in ogni caso determinato quantitativamente il grado di stabilità del supporto. 
(1) Relative Schwerebestimmungen durch Pendelbeobachtungen ausgeftihrt durch die K. 
Kriegs-Marine, Wien, 1895, S. 385-886. 
(3) F. R. Helmert, Bericht «ber die relativen Messungen der Schwerkraft mit Pendelappa- 
rate, Leyde, 1901. S. 159. 
(3) E. Borras, Bericht dber die relativen Messungen der Sehwerkraft mit Pendetapparaten 
in der Zeit von 1808 bis 1909 und diber ihre Darstellung in Potsdamer Schweresystem, Verhandl. 
der XVI Allgemeinen Conferenz der Internationalen Erdmessung, Berlin, 1911, S. 197. 
(4) E. Kihnen e Ph. Furtwingler, Bestimmung der absoluten Gròsse der Schwerkraft zu 
Potsdam mit Reversionspendeln, Berlin, 1906. 
