— 753 — 
Era però generalmente prevalsa l’opinione che convenisse rendere il supporto del 
pendolo stabile quanto più fosse possibile, per non far soverchio affidamento sulle 
formole di riduzione a supporto rigido che, per quanto di uso comodo e semplice, 
non possono a meno di costituire cause di incertezza, quando l'ammontare di tale 
riduzione sia notevole. 
L'apparato pendolare. 
Per determinare l'oscillazione del supporto (Mifschwirger) vennero fatti, negli 
ultimi tempi, parecchi tentativi di modificazione dell’apparato di Sterneck. Sostanzial- 
mente essi si riducono all'aggiunta di una appendice alla mensola di sostegno del 
pendolo in guisa da potervi sospendere un pendolo ausiliario, il cui asse di sospen- 
sione sia parallelo e contenuto nello stesso piano orizzontale coll'asse di sospensione 
del pendolo invariabile. L'oscillazione del supporto si può allora determinare col 
procedimento proposto da Schumann (*). Una modificazione di questo tipo venne dallo 
stesso Schumann applicata ad un apparato a tripode dell’ Istituto Geodetico Prussiano, 
con ottimi risultati adoperato da Haasemann nelle misure gravimetriche effettuate 
nel Harze (*). Analoga modificazione venne applicata dal dott. Niethammer all’ap- 
parato a tripode della Commissione geodetica svizzera (*). In condizioni meno favo- 
revoli la modificazione venne applicata anche alla mensola murale di Sterneck, tanto 
per opera di Becker (‘), quanto per opera di Aimonetti (*). 
Tutte queste moditicazioni presentavano però notevoli inconvenienti: essendo 
applicate ad apparati già esistenti, non potevano a meno di introdurre un certo 
squilibrio nella distribuzione delle parti. In secondo luogo il pendolo ausiliario 0 
motore, durante la determinazione del Mz/schwingen, veniva sospeso nella posizione 
destinata al pendolo invariabile, per esserne poi levato durante le operazioni gravi- 
metriche. Ciò portava alla conseguenza che la oscillazione del supporto veniva de- 
terminata in condizioni diverse da quelle nelle quali erano poi effettuate le misure 
di gravità. 4 
Allo scopo di rendere piccola quanto più fosse possibile la oscillazione del sup- 
porto, noi stabilimmo di attenerci alla mensola murale, ma nello stesso tempo rivol- 
gemmo il pensiero ad una più radicale trasformazione di detta mensola, in guisa 
da renderla bipendolare e da eliminarne in pari tempo gli inconvenienti sopra ri- 
cordati. 
(1) R. Schumann, Weder die Verwendung 2weier Pendel auf gemeinsemer Unterlage zur 
Bestimmungen der Mitschwingung, Zeitschrift fir Mathematik und Physik, 44 Jahrgang. 
(*) L. Haasemann, Bestimmungen der Intensitàt der Schwerkraft auf 66 Stationen im 
Harze ecc., Veròff. d. k. Preuss. Geodatischen Institut, Neue Folge, n. 9, Berlin, 1905. 
(3) Astronomisch-Geodàtische Arbeiten in der Schweiz. Schwerebestimmungen in den Jahren 
1900-1907, Bd. XII, Zirich, 1910. 
(4) E. Becker, Relative Bestimmungen der Intensitàt der Schwerkraft auf 45 Stationen in 
Elsass und Lothringen, Karlsruhe, 1912, S. 45. 
(9) C. Aimonetti, Una modificazione all'apparato pendolare di Sterneck, Rend. Accad. di 
Torino, 1911. 
