— 754 — 
Il generale Sterneck, al quale comunicammo il nostro proposito, nel dicembre 
1909, pure esprimendo il dubbio che l'aggiunta di un secondo pendolo alla mensola 
a muro dovesse alterarne la semplicità di costruzione, ci metteva in rapporto col 
meccanico E. Schneider, e, per quanto riguarda la determinazione delle costanti del- 
l'apparato da costruirsi, ci dirigeva al capitano L. Andres a lui succeduto quale di- 
rettore della sezione geodetica dell’ Istituto geografico militare di Vienna. 
Data tosto l'ordinazione dello strumento, venne iniziata una lunga corrispon- 
denza col meccanico Schneider e col capitano Andres, nella quale vennero minuta- 
mente esaminate tutte le particolarità di costruzione, e vennero discusse e gradual- 
mente superate le difficoltà costruttive, mano mano che sì presentavano. Al capitano 
Andres, che con tanto interessamento si è occupato della nuova costruzione, e ci fu 
largo di utili suggerimenti, esprimiamo i più sentiti ringraziamenti. 
Diamo qui la descrizione dell'apparato, nella sua forma definitiva, condotta a 
termine verso la fine del 1911. La tav. I rappresenta l'apparato in proiezione ver- 
ticale; la tav. II ce lo mostra in proiezione orizzontale. 
AA' CC' è la mensola di bronzo; essa viene fissata alla parete per mezzo di 
tre buloni a vite B,B, Bs muniti di dadi e controdadi d,d'. La piastra EE, pure 
di bronzo, appoggia sulla mensola per mezzo della punta fissa / e delle punte delle 
due viti V attraversanti le braccia orizzontali della mensola in vicinanza delle loro 
estremità, e suscettibili di essere compresse nelle rispettive madreviti per mezzo 
delle viti di stringimento v. La piastra stessa viene poi saldamente fissata alla men- 
sola per mezzo della vite di pressione w, contrapposta alla punta /, e delle due 
viti w'. Nella faccia superiore della piastra di bronzo è incastrata una lastra di 
agata sulla quale si fanno appoggiare, coi coltelli fra loro paralleli, il pendolo inva- 
riabile P ed il pendolo ausiliario P', destinato a determinare la oscillazione del sup- 
porto. Il nostro apparato è munito di due di tali pendoli, l’uno avente circa peso 
doppio, e l’altro circa peso metà dei pendoli invariabili. Si è adottata, non ostante 
le difficoltà di lavorazione ed il prezzo rilevante, un’unica lastra di agata a sostegno 
dei due pendoli, prima per poter essere certi di disporre esattamente in uno stesso 
piano i loro assi di sospensione, poi per poter rendere rigida quanto più fosse possibile 
la loro connessione, essendo queste le due condizioni che vengono introdotte per sem- 
plificare le equazioni differenziali del moto simultaneo dei due pendoli, quando si 
vuol pervenire a formole pratiche per calcolare la riduzione a supporto rigido. 
Tutti i pendoli, tanto invariabili, quanto ausiliari, hanno i coltelli di agata, 
della forma consueta usata da Sterneck. Nella posizione di riposo essi appoggiano 
per mezzo dei coltelli esterni su due solcature praticate nelle facce superiori di due 
coppie di cilindretti metallici ce' innalzati per mezzo della manovra di due viti 99°. 
Nelle operazioni gravimetriche si aveva ben riguardo che i coltelli appoggiassero 
sempre nello stesso modo sulle facce superiori dei cilindretti, in guisa che, quando 
questi venivano abbassati, i pendoli venissero ad appoggiare per mezzo dei coltelli 
più interni (coltelli di lavoro) sempre nello stesso posto sulla piastra di agata: con- 
dizione, questa, assai importante nelle determinazioni differenziali di gravità, quando 
si voglia eliminare la influenza di eventuali irregolarità nella superficie della lastra 
di agata. 
