— 756 — 
Per poter disporre l'una di fianco all'altra le due immagini della scala e portare i 
loro zeri sotto il filo orizzontale del reticolo, servono le viti X% atte a far ruotare 
lo specchietto del pendolo ausiliario intorno ad un asse verticale, e le viti 44 con 
la cui manovra si fa ruotare il prisma intorno ad un asse orizzontale parallelo ai 
coltelli. 
Nelle misure di gravità, lo specchietto del pendolo ausiliario, disposto nella 
posizione di riposo, cioè sollevato sui due cilindretti metallici, compie le funzioni 
dello specchio fisso dell'apparato di Sterneck. 
Per dare la voluta ampiezza d’oscillazione ai due pendoli, e metterli in moto, 
servono le due leve L ed L', portate da due corsoj y y' mobili lungo il braccio 
orizzontale inferiore della mensola, e regolabili nella loro posizione per mezzo di due 
coppie di viti d e d'. 
Due termometri Voytacék vengono disposti verticalmente nelle posizioni T e T", 
quindi a diversa distanza dalla parete; nn terzo termometro a pendolo (che verrà 
descritto più avanti), avente la stessa forma esterna del pendolo invariabile, viene 
sospeso nella posizione S. 
Per proteggere l'apparato dalla irradiazione della parete, alla mensola è appli- 
cata una lastra di alluminio DD, la quale resta però separata dalla parete di quanto 
è lo spessore dei dadi d'. La faccia di questa lastra contrapposta al muro è ancora 
ricoperta da una pelle di coniglio. 
Durante le esperienze, tutto l'apparato viene ricoperto da una custodia paralle- 
lepipeda di alluminio, la quale, nella faccia che guarda l'apparato delle coincidenze, 
presenta delle finestrelle chiuse da vetri a faccie parallele. 
Una seconda custodia, di legno, ricoperta internamente di stagnola, serve a con- 
tenere sospesi i pendoli durante il periodo delle esperienze. Essa viene collocata di 
fianco ed alla stessa altezza della mensola, per disporla possibilmente nelle stesse 
condizioni di temperatura. 
L'apparato delle coincidenze è quello consueto, usato da Sterneck (*). Esso viene 
sostenuto da un treppiede con gambe costituite da pezzi scorrevoli, in guisa da re- 
golarne a piacere l'altezza. In tutte le stazioni si osservò restando in piedi. 
L'apparato delle coincidenze viene poi collegato elettricamente con un pendolo 
a secondi di Riefler, avente l’asta di acciaio-nickel. 
Nella campagna gravimetrica, della quale qui è reso conto, la corrente era soli- 
tamente fornita da 6 elementi di pila italiana, disposti in due serie parallele di tre 
elementi ciascuna. Si osservava sempre il lampo corrispondente alla apertura del 
circuito. 
Una corrente così intensa, come quella fornita da 6 elementi, se era molto utile 
per il buon funzionamento dell'apparato delle coicidenze, cioè per ottenere lampi 
ben netti, avrebbe però potuto portare qualche alterazione nell’andamento del pendolo 
Riefler; e producendo delle piccole scintille alla interruzione dei contatti, ed ossidando 
la molla metallica nel punto ove avviene il contatto stesso, avrebbe infine potuto 
(!) R. von Sterneck, Der neue Pendelapparat des k. k. Militàr Geographischen Institutes. 
Mittheilungen des Mil. Geogr. Inst., VII Band, Wien, 1887. 
