— 757 — 
determinare delle interruzioni nel funzionamento di tutto l'apparato Per ovviare al- 
l'inconveniente, seguendo il consiglio del prof. Bordoni, si ricorse ad una disposizione 
che ricorda quella adoperata nei rocchetti di Ruhmkorjf, e che consiste nel mettere 
in derivazione, sul contatto stesso, una notevole capacità elettrostatica. Il valore mi- 
nimo da darsi alla capacità del condensatore, quando sì voglia praticamente ottenere 
la scomparsa completa delle scintille, dipende dalle costanti del circuito elettrico 
che viene interrotto. Nel caso nostro sì è dimostrata sufficiente una capacità di circa 
12 microfarad, costituita da 6 condensatori a carta paraffinata, ciascuno da 2 micro- 
farad, del tipo molto compatto ed economico che costruisce da qualche anno la 
« Western Electric Co. » per le Centrali telefoniche. 
Nell'ultima stazione compiuta a Roma si adoperarono con molto vantaggio due 
elementi di pila a secco, sistema Spierer. 
Nelle stazioni fatte in Italia, la pressione atmosferica venne determinata col ba- 
rometro a mercurio De/euil n. 26, la cui correzione complessiva per lo spostamento 
dello zero e per la capillarità, secondo la comparazione effettuata nell'Ufficio meteo- 
rologico centrale di Roma, è + 02.57. 
La tensione del vapor acquoso venne dappertutto determinata con uno psicrometro 
ad aspirazione sistema Assmann, costruito da Fuess, i cui termometri vennero com- 
parati nella Physikalische Technische Reichsanstalt in Charlottenburg. 
Le stazioni. 
Vienna. — Le operazioni gravimetriche vennero compiute nel locale sotterraneo, 
a tal uopo destinato, dell'Istituto geografico militare. La mensola venne applicata 
ad un enorme masso di calcestruzzo di forma parallelepipeda, costruito nel mezzo 
della sala, isolato dal pavimento, e assai ben sottratto dalle trepidazioni provocate 
dall’attivo transito di carri nelle strade circostanti. 
Mattutino, n = ELE 
TTONCATU ATI CAREER RR O i e A E. G. 
Altezza, sul mare, della lente del pendolo . . H = 181.6 
Le misure furono effettuate in due epoche, cioè in marzo ed aprile 1912, per 
opera dei luogotenenti Pitsch e Csaszar, nella occasione in cui furono determinate 
le costanti strumentali, ed in settembre da Reina. 
Roma. — Dopo le esperienze dei professori Pisati e Pucci, vennero effettuati 
dei lavori di sterro nei sotterranei della Scuola d'applicazione per gli ingegneri, e si 
ottenne una galleria molto adatta ad impiantarvi una stazione gravimetrica. La men- 
sola venne applicata ad una grossa parete, fungente da muro divisorio fra i locali 
della Scuola e l’attigua chiesa di S. Pietro in Vincoli. La località essendo molto 
appartata, nessun tremolìo ebbe mai a constatarsi per il transito dei carri lontani. 
po = 41°.5355 
1, = (EZIO E. G. 
H'= 492226 
