— 775 — 
Gli andamenti dell'orologio Hawel/X vennero dedotti da quelli del Normale per 
mezzo dei seguenti confronti: 
Andamento diurno 
DARA Confronti Correzione Lomno siderale | Correzione dell’Hawelk 
del all'istante dello 
1912 Hawelk Normale Normale del confronto Hawelk do Ma 
e 
h ms ms S h m s Ss 
Luglio 25 . . - 3.35.00,00 3.34.59,74 | + 6,35 3.35.06,09 | + 6,09 io de N05 
DIL ol 15.44.58,80 ,28 | 15.45.05,08 BIOS ROSZEaI ti nnrazae 
DIMORA 8.21 3.20.57,86 ,26 8.21.04,12 4,12 
-— 2,12 0,03 
e 2 OP L60148, 16.47.56,66 3200] 16.48.02,98 2,93 
Livorno. 
Le osservazioni di tempo vennero compiute da noi stessi collo strumento dei 
passaggi di Coote della R. Accademia Navale. Lo strumento, montato sotto una 
cupola girevole, non veniva adoperato da lungo tempo. Si dovette perciò impiegare 
la prima notte alla sua rettificazione, avendo trovato una deviazione, in azimut, di 
— 1055. 
Essendosi adottato il procedimento dell’ inversione del cannocchiale durante il 
passaggio di ogni stella, allo scopo di eliminare l’ influenza dell'errore di collimazione, 
sì voleva lasciare sempre sospesa nella stessa posizione la livella; ma un attento 
esame dei perni dimostrò che essi presentavano una troppo sensibile differenza di 
diametro. 
Le inclinazioni dell'asse determinate nelle due posizioni — cerchio est e cerchio 
ovest — presentavano la seguente differenza: 
O.0SG: 685, 
dimostrando essere maggiore il diametro del perno situato dalla parte del cerchio 
cercatore. Il valore della parte della livella, determinato più tardi all’esaminatore di 
‘livelle del R. Istituto Idrografico di Genova, venne trovato 
MR. 100851 
Per eliminare la influenza della diseguaglianza dei perni, si ritenne quindi più 
conveniente di determinare la inclinazione dell'asse mediante inversioni della livella, 
tanto prima quanto dopo il passaggio di ogni stella, cioè in corrispondenza alle due 
posizioni coniugate del cannocchiale, prendendo la media dei due risultati. 
Come orologio di riferimento venne adoperato lo stesso HawelX, sistemato nel 
sotterraneo delle osservazioni yravimetriche, e collegato elettricamente col cronografo; 
ma poichè l'Yawelk non presenta interruzione ad ogni minuto intero, si adoperò 
come conta-secondi un cronometro di Xw//derg, interrompendo a mano, ad ogni minuto 
intero, le registrazioni del cronografo. 
CLASSE DI scIENZE FISICHE — Memorie — Vol. IX, Ser. 52. 102 
