— 780 — 
TEMPERATURE NORMALI 
CORRISPONDENTI ALLE INDICAZIONI DEL TERMOMETRO PENDOLARE. 
Indicazioni del termometro pendolare P. P 
î | a | per i centesimi 
Gradi 30 gl 32 13 | A | 83) | 36 | LI | ,8 R:) di grado 
TEMPERATURE NORMALI 
OR CR Ta Pep 1054| 10°64| 1074| 10°84| 1094 9 
11 | 104] 1014] 11°24| 1284! 11°44| 11.54| 11.68| 11.781 11.88 | 11.98 1|'09 
12 | 12.02] 1212] 12.22] 12.82| 1242| 12.51] 1261] 12.71] 12.81 | 12.91 3| 29 
13 | 18.00] 13.10] 13.20] 13.80] 13.40| 13.49| 13.59| 13.69] 13.791 13.89 5105 
14 | 13.99] 14.09] 14.19] 14.20] 14.39 | 14.49| 14.59| 14.69] 14.78| 14.88 aos 
15 | 1498] 1508| 15.18] 15.28| 15.38] 15.48| 1558| 15.68| 15.78] 15.87 ISS 
16 | 15.97| 16.07| 16.17] 1627] 16.37 | 16.46] 16.56| 16.66| 16.76] 16.86 
17 | 16.96] 1705] 17.15| 17.25] 17.85| 1744| 1754| 17/64] 17.74] 17.84 
18 | 17.98] 1808] 18.13] 18.23| 18.33] 1842| 18.52| 1862| 18.72] 18.81 10 
19 | 18.91] 19.01| 19.11| 19.21] 19.80| 19.40] 19.50| 19.60| 19.69| 19.79 iero 
20 | 19.89| 19.99| 20.09] 20.18| 20.28| 20.38| 20.48| 20.58| 20.68| 20.78 3150 
21 | 20.88| 20.98| 21.08| 21.18| 21.28| 21.38| 21.48| 21.58| 21.68| 21.78 SUSA 
22 | 21.88| 2198| 22.08| 22.18| 22.28| 22.38| 22.48| 22.58] 22.68| 22.78 nino 
23 | 2288| 2298] 23.08| 23.18| 23.28| 2338| 23.48| 23.58] 23.68| 23.78 300 
94 |23.88| 2398] 24.08] 24,18| 2428 | 24.38] 2448! 24.58| 24.68| 24.78 
25 | 24.88| 2498| 25.08] 25.18| 25.28] 25.38| 25.48| 2558| 25.68| 25.78 
26 | 25.87] 25.97| 26.07] 26.17] 26.27 | 26.37) 26.47) 26.57] 26.67] 26.77 
27. 26.87| 26.97] 27.07] 2717] 2707] 2787) e747| 27.57] 27.67] 2777 
28. | 07.87) 27.97] 28.07] 28.17] 28.27) 2837] 2847] 08157] 28.67] 28.77 
29 | 28.87] 28.97] 29.07] 20.17| 2927| 29.37] 29.47] 2956| 29.66] 29.76 
30 205 29.96 5 30.16 nei 30.36 n 30.56 | 30.66 
Le temperature sono riferite alla scala normale del termometro a idrogeno. — 
Sostanzialmente, le correzioni date da questa tabella si accordano con quelle sopra 
riportate, fornite dallo stesso Aappeller. 
L'essere il bulbo del termometro situato nell'interno della massa pendolare, do- 
veva portare necessariamente un ritardo nelle sue indicazioni, rispetto a quelle dei 
termometri 152 e 153, aventi lungo bulbo, e quindi prontissimi a segnare le varia- 
zioni di temperatura. 
Per formarsi un'idea dell'entità di questo ritardo, i tre termometri vennero con- 
frontati fra loro e col termometro normale del Laboratorio metrico centrale (ess, 
n. 3091), tenendoli dapprima in una sala a temperatura costante, trasportandoli poi 
in un'altra a temperatura diversa e facendo su tutti e quattro una serie di letture 
prolungantesi per alcune ore. Ecco i risultati ottenuti dagli stessi osservatori Reggiani 
e Morbidelli: 
