— 782 — 
Tempo Normale N. 3091 N. 152 N. 153 T'erm. pendol. 
gh 45 109.60 10°.60 10°.63 11°.00 
10 .15 10 .44 10 .28 10 .82 TONSZZ 
10 .45 10 .38 10 .31 10 .33 10 .57 
11.15 10 .42 10 .36 10 .37 10 .58 
11 .45 10 .48 10 .46 10 .44 10 .53 
12 .15 10 .56 10 .58 10 .58 10 .55 
14 .15 10 .75 LOREZIZ 10 .76 10.74 
15 .15 10 .84 10 .88 10 .84 10 .85 
16 .15 10 .84 10 .83 10.83 10 .87 
Io O 10 .81 10 .81 10 .81 10 .85 
Anche qui il termometro pendolare ha impiegato circa 3 ore a mettersi in equi- 
librio termico cogli altri, per una differenza massima di 0°.51 (11°.07-10°.56) di 
temperatura. 
Questo ritardo non può essere prodotto che dalla poco razionale situazione del 
bulbo nell'interno della grossa massa pendolare, la quale impiega un tempo notevole 
a trasmettere al termometro le variazioni di temperatura esterne. 
Questi risultati trovano una conferma nell'esame delle temperature T,;2, T153, To, 
osservate ai tre termometri durante la campagna gravimetrica. Esse sono riassunte 
per ordine cronologico nei seguenti specchi, nei quali venne compresa anche la prima 
serie di osservazioni eseguite a Vienna per opera dei luogotenenti Pitsch e Csaszar. 
Le temperature qui registrate sono le medie di quelle lette al principio ed al ter- 
mine della osservazione di ogni pendolo. 
