AT I(Tiso + Tiss) — Tr 
Vienna (3 serie) RAME ANIZ100k17 + 09.08 
Romag((1Nserie) pe ZONA + 0 .04 
Arcetri . rs E .34 14 
Livorno. .20 06 
Genova . 20 01 
Vienna (2* serie) 
Potsdam A 
Roma (8* serie). 
SS _ SO OS SS 
5555 
DD 
+ 0 
+ 0 
RA ASTA E 
Roma (2 serie). . . . +0 .52 
ae o a 
+ 0 
+ 0 
+44 ++ 
Se non vi è proporzionalità fra i valori dell'ultima colonna ed i corrispondenti 
gradienti di temperatura, essi appaiono però, in generale, più grandi quando maggiore 
è il gradiente, rivelando l'inerzia del termometro pendolare a seguire le variazioni 
di temperatura, che sono invece prontamente rivelate dagli altri due termometri. Data 
la grande sensibilità di questi termometri, dovuta al lungo bulbo, e dato il fatto 
che essi dovevano necessariamente risentire l'influenza dell'osservatore avvicinantesi 
all'apparato al termine della osservazione di ogni pendolo, per sostituirlo col pendolo 
successivo, sembrerebbe legittima la presunzione di ritenere la temperatura vera in- 
termedia fra quelle indicate dai termometri 152 e 153 da una parte, e la tempera- 
tura del termometro-pendolare dall'altra parte. Si stabilì, pertanto, di introdurre in 
calcolo le temperature medie dei tre termometri 
1 
3 (Tiso + T58 + 115) 
con la quale formola si venne però ad assegnare un peso doppio alla temperatura 
data dai primi due termometri di fronte a quella data dal terzo, e ciò, per riguardo 
al difetto, già accennato, nella costruzione di quest'ultimo. 
È con questa formola che vennero calcolati i valori delle temperature riportati 
nei quadri successivi comprendenti tutti i dati di osservazione. 
Nella prossima campagna gravimetrica verrà però modificato il termometro pen- 
dolare, adottando per esso un lungo bulbo da insediarsi nell'asta dell'armatura, al 
duplice scopo di aumentarne la sensibilità e di dare con quanta maggiore approssi- 
mazione è possibile la temperatura dell'asta del pendolo, che è quella che realmente 
interessa. 
Riduzione delle durate di oscillazione a supporto rigido. 
Non ostante la solidità della mensola e il suo collegamento alla parete con robuste 
chiavarde, tuttavia, sotto l’azione della componente orizzontale della forza esercitata dal 
coltello del pendolo sul supporto, viene posta essa pure in oscillazione. Le equa- 
zioni differenziali del moto simultaneo del pendolo e del supporto vennero integrate 
con rigore da C. S. Peirce (!), e con un procedimento approssimato più che sufficiente, 
(1) C. S. Peirce, De l’influence de la stabilité du trépied sur l'oscillation du pendule è ré- 
version, Europàische Gradmessung, 5t° Alle. Conf. (1877). 
